440 Pfeffer: P]in neuer heizbarer Objecttisch. VII, 4. 



seiner ganzen Masse gleichmässig und constant temperirt zu erhalten. 

 Durch die beschriebene Anordnung wird aber diesen Bedingungen in 

 einer ausreiclienden Weise Genüge geleistet, denn die Schwankungen 

 des neben dem Objectträger fixirten Thermometers betrugen bei einer 

 Wassertemperatur von 50" C. während 12 Stunden =b 0-1" C. und er- 

 reichten bei mehrtägigen Versuchen (bei constant gehaltenem Wasser- 

 niveau) nur zt O'lö'' C. Zur Erzielung eines solchen Resultates darf 

 freilich die Zimmertemperatur höchstens um 2 " C. schwanken und 

 müssen störende Luftströme vermieden werden (die Flammen waren 

 ausserdem mit Glimmercylindern umgeben). Die F^rwärmung der ganzen 

 ■ unteren Glasfläche des Wasserbehälters und die dadurch erzielte Wasser- 

 bewegung ist günstig für die gleichmässige Temperirung des Wassers, 

 in welchem die in verschiedenen verticalem oder horizontalem Abstand 

 aufgestellten Thermometer untereinander höchstens DifFerenzen von 

 0-2 " C. ergaben ' . Diese kommen übrigens für die Temperatur des 

 Objectträgers, welche durch das daneben befindliche Thermometer be- 

 messen wird, nicht einmal in Betracht. Auch wird dadurch kein nenneus- 

 werther Fehler herbeigeführt, dass aufsteigendes, etwas wärmeres Wasser 

 gegen die Untertläche des Objectträgers trifi"t, denn als dieser 4 bis 

 6 mm oberhalb des Bodens des Glasgefässes sich befand, zeigten das in 

 der Feuchtkammer und das neben dieser befindliche Thermometer gleiche 

 Temperatur an. Die minimale höhere Erwärmung der unteren Fläche 

 der Feuchtkammer ist aber von directem Vortheil, indem dadurch das 

 Beschlagen der unter dem Hängetropfen befindlichen Glasplatte ver- 

 mieden wird. 



Da das erzielte Resultat für die praktischen Bedürfnisse wohl 

 immer ausreicht, habe ich eine noch genauere Einstellung der Tempe- 

 ratur nicht zu erreichen versucht. Durch Vergrösser ung des Wasser- 

 behälters, dauernde künstliche Mischung des Wassers, gesteigerte 

 Empfindlichkeit des Regulators u. s. w. dürfte es übrigens möglich sein, 

 die Schwankungen auf d= O'Oö "^ C. einzuengen. 



Der Apparat gestattet ausser der Einstellung einer gewünschten 

 Temperatur natürlich auch, die Folgen eines schnellen Temperatur- 

 wechsels zu verfolgen. Denn schon durch Anheizen der Metallplatte 

 lässt sich die Temperatur in 15 Minuten leicht um 10" C. steigern''^, 



') Die Resultate fielen viel ungünstiger aus, als ich den Versuch machte, 

 ilie Erwärmung, nach Art der Wasserheizungen, durch circulirendes Wasser 

 zu reguliren. 



2) Nach Einstellung des Wassers auf 50" C. wurde die Temperatur der 

 Kupferplatte um 8 bis 12" C. höher gefunden. 



