456 Schiefferdecker: Die Kochs -Wolz'schc Mikroskopirlampe. VII, 4. 



Regulator für den SaiierstofFdruck, so erhöht dies den Preis. Bei kürzerer 

 einmaliger Beobachtungszeit dürfte indessen ein solcher Regulator nicht 

 nothwendig sein. Eine jede neue Füllung des Ballons kostet 12 Mark. 

 Man erhält einen gefüllten Ballon zugesandt, worauf man den leeren zu- 

 rückschickt. Die Lampe verbraucht pro Brennstunde 30 Ltr. Leuchtgas 

 und ebensoviel Sauerstoff. Es würde also ein Ballon für etwa 33 Stun- 

 den ausreichen, und es würde der Sauerstoffverbrauch pro Stunde 36*7 Pfg. 

 kosten. Der Preis des Leuchtgases würde kaum in Betracht kommen. 

 Alles dieses nach Angaben des Herrn Wolz. 



Was die Haltbarkeit der Zirkoncylinder anlangt, so scheint dieselbe 

 unbegrenzt zu sein in Bezug auf die Unveränderlichkeit der Masse, da- 

 gegen scheint es noch öfter vorzukommen, dass Stücke von den Leucht- 

 körpern abplatzen, welche dadurch nicht immer, wohl aber in vielen 

 Fällen unbrauchbar werden können. Da der Preis derselben ein relativ 

 niedriger ist (und bei vermehrter Anwendung noch mehr sinken wird), 

 so ist es zu empfehlen, sich mehrere Leuchtkörper von vornherein an- 

 zuschaffen. 



Wie man aus dem Mitgetheilten ersieht, ist die Benutzung der 

 Lampe vorläufig noch ziemlich theuer, wenn man dabei auch in Rech- 

 nung ziehen muss, dass man in einer Stunde wirklicher Beobachtung 

 schon Vieles untersuchen kann, und dass man die Lampe nur in beson- 

 deren Fällen zu Hülfe nimmt. Hauptsächlich werden die hohen Gebrauchs- 

 kosten durch den hohen Preis des Sauerstoffs bedingt, und es wäre drin- 

 gend zu wünschen, dass dieser erheblich herabgesetzt würde, was bei 

 allgemeinerer Verwendung auch keine in der Natur der Sache begrün- 

 dete Schwierigkeit zu haben scheint. Für die Benutzung der Lampe 

 in Cursen oder zu dauerndem Gebrauche des Abends würde der hohe 

 Sauerstoffpreis vorläufig ein absolutes Hiuderniss sein. Es steht übrigens, 

 wie ich von Herrn Wolz höre, in Aussicht, dass in nächster Zeit in 

 dem KEUPp'schen Etablissement sowie in anderen Sauerstoff erzeugt und 

 dann wohl auch an andere Interessenten abgegeben werden wird. In 

 Folge dessen würde man auf ein Sinken des Sauerstoffpreises mit einiger 

 Wahrscheinlichkeit rechnen können. 



Für solche Fälle, in denen kein Leuchtgas zur Verfügung steht, 

 erhält man, wie mir Herr Wolz mittheilte, ein ebenso intensives oder 

 noch intensiveres Licht bei Anwendung von carbonisirtem Sauerstoff. 

 Mit hierauf bezüglichen Versuchen ist Herr Wolz noch beschäftigt. 



Meine eigenen Erfahrungen über das Arbeiten bei dieser Lampe 

 beziehen sich auf die Zeit von ungefähr zwei Ballons Sauerstoff, wenn 

 man diese Art der Zeitmessung in Anwendung bringen darf, und auf 



