VII, 4. 



Referate und Besprechungen. 



485 



beiden Seiten je zwei Arme aus, welche an die stählernen Stangen oo^ 

 angenietet sind. Die vom Mittelstücke der zweiten Platte sich erstrecken- 

 den zwei Arme gehen zwischen diejenigen der ersteren hindurch und 

 sind gleichfalls an den Stahlstäben befestigt. Werden die letzteren 

 durch den Druck der Spiralfeder P auseinander getrieben , so pressen 

 sich die Mittelplatten der Platinblättchen fest aneinander und klemmen 

 das zwischengelegte Krystallplättchen. Die OefFnung der Klammer 

 geschieht durch die ^ 



Schraube g. Mit dem 

 auf dem Brennrohre 

 verschiebbaren Ob- 

 jectträger und der 

 Drehung desselben um 

 die Achse im Säulen- 

 knopfe kann man das 

 Krystallplättchen in 

 zwei senkrecht zu ein- 

 ander stehenden Rich- 

 tungen bewegen, von 

 welchen die eine durch 

 die Auschlagschraube 

 V begrenzt werden 

 kann. Nachdem mit- 

 tels dieser Vorrich- 

 tung das Präparat ori- 

 cntirt worden ist, be- 

 lässt man Objectiv und 

 Condensor in der ge- 

 gebenen Stellung, legt 

 das Mikroskop um , 

 richtet das Brennrohr auf und erhitzt. Wird hierauf das Brennrohr bis 

 zum Anschlage an die Sciiraube schnell umgekippt, so erscheint das Bild 

 der Krystallplatte wieder genau an derselben Stelle. Gleichzeitig ver- 

 löscht aber auch während des Umkippens die Gasflamme, indem die mit 

 der Achse des Brennrohres verbundene Stange A an einen kurzen 

 Hebelarm des Hahnes H angreift, denselben dreht und damit das Gas 

 absperrt. Das erhitzte Präparat verliert zwar sehr bald seine Wärme, 

 doch kann der Versuch bereits nach wenigen Augenblicken wiederholt 

 werden. Sobald nämlich das Brennrohr zum Zwecke der erneuten Er- 

 hitzung wieder aufgerichtet ist, öffnet sich der Zuflusshahn und es erfolgt 



