486 Referate und Besijrechungen. VII, 4. 



die Entzündimg durch ein kleines, von dem Rohre t gespeistes Flämm- 

 chen, welches stets brennen bleibt. — • In dem Brennrohre B ist ein 

 dünnes Röhrchen u eingesetzt, von welchem ein Schlauch zu einem 

 Gummigebläse führt. Je nach der Stellung des Röhrchens kann das 

 letztere als Gebläse zur Erzeugung einer Stichflamme oder als Abküh- 

 lungsvorrichtung benutzt werden. — Der Apparat lässt sich am zweck- 

 mässigsten an Mikroskopen verwenden, bei denen beide Nicols gleich- 

 zeitig gedreht werden können, während der Tisch unverrückt bleibt. 



Wiclimann ( Utrecht). 



RanTier, L., Methode nouvelle pour etudier au microscope 

 les Clements et les tissus des animaux ä sang chaud 

 ä leur temperature physiologique (Comptes reudus 

 de l'Acad. des Sc Paris, t. CX, 1890, p. 686—689. av. 1 Üg.). 

 Verf. ist der Meinung, dass die bisher angewendeten heizbaren Ob- 

 jecttische den Anforderungen nicht entsprechen und hat daher eine neue 

 Methode ausprobirt, welche einfach darin besteht, dass man ein Mikro- 

 skop in ein Gefäss mit warmem Wasser (36 bis 39 ^ C.) stellt, so dass 

 das zu untersuchende Object noch mit eingetaucht wird. Das hierzu zu 

 verwendende Mikroskop muss ein einfaches Stativ besitzen, das Objectiv 

 muss eine Wasserimmension sein, das Präparat muss durch einen genau 

 schliessendeu Parafiinrahmen geschützt sein. Man suche zunächst ausser- 

 halb des Wassers die zu untersuchende Stelle auf, fixire den Objectträger 

 durch Klammern , erwärme dann das Objectiv in Luft auf 40 ° C. und 

 stelle dann das Mikroskop hinein. Das Flüssigkeitsniveau muss 0'5 bis 

 1 cm oberhalb des Objecttisches sich befinden. Auf den Objecttisch 

 hinter das Präparat wird ein Thermometer gelegt. Durch das Herein- 

 bringen des Mikroskops sinkt die Temperatur des Wassers um 2 bis 3" C, 

 erreicht also die gewünschte Höhe. Dauert die Beobachtung länger als 

 5 bis 10 Minuten , so muss man für Zulauf frischen warmen Wassers 

 und für entsprechenden Ablauf sorgen , was man am einfachsten durch 

 zwei entsprechend regulirte Heberrohre bewirkt, von denen eines aus 

 einem höher stehenden Gefäss das warme Wasser zuleitet, das andere 

 Wasser aus dem Mikroskopgefäss ableitet. Um dieses letztere zu ver- 

 meiden, kann man auch das Mikroskopgefäss gerade von der Höhe des 

 Wasserniveaus wählen und es in ein zweites leeres, breiteres und niedri- 

 geres Gefäss hineinstellen, in welches dann das überschüssige Wasser 

 abläuft. Als Wasser darf man nur vorher zum Sieden erhitztes destil- 

 lirtes Wasser verwenden, da anderes Kalkniederschläge giebt. Bleibt 

 das destillirte Wasser mehrere Tage in Berührung mit der Luft, so 



