100 Keferate und Besprechungen. VI, 1. 



luftdicht passen. Diese kleinen Glaspipetteu springen beim Sterilisiren 

 fast nie. Die Aichung gilt von einer Marke in der Nähe der Ansatz- 

 stelle des Ansaugerölirchens bis zur Spitze. Kommt es auf genaue 

 Dosiruug und sichere Vermeidung von Luftinjection an, so muss die 

 Pipette etwas abgeändert werden ; Petri benutzt für diesen Zweck 

 folgende, von Dr. Müncke auf seine Veranlassung angefertigte Modifica- 

 tion. Das Ansaugeröhrchen ist etwas verkürzt, die Spitze etwa 3 cm 

 lang. Die Aichung gilt für den Raum zwischen zwei Marken, welche 

 an der oberen und unteren Grenze des eigentlichen Pipettenkörpers an- 

 gebracht sind. Die Spitze ist zum besseren Haften in den Canülen 

 leicht angeschliffen. Durch einen kurzen Gummischlauch verbindet man 

 die Pipette mit einem kleinen Hahn von Glas oder Metall. Beim Ge- 

 brauch wird zunächst die Pipette bis etwas über die obere Marke mittels 

 Ansaugens am freien Ende des Hahns gefüllt, dann durch langsames 

 Abtropfenlassen auf die obere Marke eingestellt, hierauf der Hahn ge- 

 schlossen und nunmehr auf das obere Ende des letzteren der Schlauch 

 eines Haudgebläses aus Kautschuck, wozu die bekannten kleinen Doppel- 

 ballons an Zerstäubungsapparaten etc. bequem und passend verwendet 

 werden können, aufgezogen. Der mit dem Netz umsponnene Ballon 

 wird mit Luft vollgepumpt, wodurch genügende Spannung zur Aus- 

 treibung von 5 cc Flüssigkeit (und darüber) gewonnen ist. Nach Ein- 

 führung der Canüle (oder Schlundsonde) und Anschluss der gefüllten 

 Pipette an letztere, wird der Hahn langsam geöffnet und das Ausfliessen 

 der Flüssigkeit beobachtet. Sobald dieselbe bis zur unteren Marke ab- 

 gelaufen ist, wird der Hahn geschlossen und die Injection ist beendet. 

 Während Ausführung des letzteren liegt das Gebläse auf dem Tisch und 

 man hat somit beide Hände frei zur Behandlung des Hahns. Statt des 

 Gebläses kann im Nothfalle das Ausblasen der Pipette auch durch 

 einen in den Mund genommenen Gummischlauch besorgt werden. 



Holzkästchen mit einem Satz von 5 solcher Injectionspipetteu 

 (1 zu 5 cc, 1 zu 2, 2 zu 1 ccm und eine in y, (, getheilte Röhrpipette 

 von 1 cc Inhalt) nebst Hahn sind bei Dr. Müxcke in Berlin zu haben. 



Rieck, Zur Diagnose der Rotz k ran kheit (Deutsche Zeitschr. 

 f. Thiermed. u. vergl. Pathol. Bd. XIV H. 1 u. 2, p. 107—111). 

 Die im Parenchym der exstirpirten Submaxillarlymphdrüscn ein- 

 gebetteten Rotzknötchen bieten ein sehr geeignetes Material zur Unter- 

 suchung der Rotzbacillen, da die Exstirpation dieser Drüsen und die 

 Verarbeitung der in denselben enthaltenen Rotzknötchen auf Rotzbacillen 

 sehr einfach und imgefährlich ist. Diese Methode ist daher als eins 



