VI, 1. Capranica: Sur quelques procddös de microphotograpliie. 7 



verre depoli, peut s'effectuer, d'apres Moitessiee, en observant l'image 

 projetee, non par transpareiice, niais par reflexion, et recueillaDt 

 Timage sur uue surface blanc-mate comiiie un carton ou une plaque 

 de gypse tres pur. II faut dans cette methode avoir une Ouvertüre 

 laterale de la cliambre , pour observer par la la projeetion ; aussi 

 ai-je fait pratiquer une fenetre de 8 cm par 5, qui s'ouvre sur un 

 cöte de la charabre. L'exactitude n'en souffre pas, et eile est meme 

 augmentee. 



Comme obturateur, ce chässis peut servir de deux manieres diffe- 

 rentes : soit qu'ou le charge entierement d'avance pour obtenir des plioto- 

 grapbies rapides, soit qu'on l'ouvre quand il est dejä place dans la 

 chambre obscure, pour des poses plns ou moins longues. La rapidite 

 du passage de la toile-caoutchouc est au maximum de '/qq de seconde : il 

 ne peut convenir pour les instantanes tres rapides ^ mais en beaucoup 

 de cas il est süffisant et utile. Ainsi on peut se passer d'un obturateur 

 direct, reuni a l'appareil chercheur, quand on peut l'adapter ä la 

 chambre obscure. Son utilite est encore reliaussee par la consideration 

 suivaute: tout obturateur qui fait corps avec le microscope devrait 

 etre proscrit d'une maniere absolue, a cause des trepidations qu'il doit 

 inevitablement causer par son declanchement, il est evident que ce 

 Chassis ne peut influencer en aucune maniere le microscope, etant place 

 en arriere de la chambre, et la trepidation qu'il pourrait communiquer 

 a cette deruiere, ne peut arriver comme Vibration au microscope que 

 d'une maniere tout-ä-fait inoffensive. 



Le chässis que je viens de decrire ä et6 construit d'apres mes des- 

 sins par MM. Lamperti e Gaebagnati de Milan, d'une maniere tr^s 

 satisfaisaute. Je decrirai ensuite deux autres chässis möcaniques, quand 

 je traiterai de la Photographie des mouvemcnts consecutifs des ani- 

 maux microscopiques. 



L'appareil microphotographique, avec ses differentes parties reu- 

 nies, est complet. Tout microscope peut s'appliquer ä l'appareil cher- 

 cheur, specialement les modeles continentaux , comme ceux de Zeiss, 

 Nachex, KoEiTSKA ctc. C'est justement le grand modele de ce dernier 

 constructeur que j'emploie dans presque toutes les recherches courantes. 

 Ce microscope est un magnifique Instrument, construit d'apres les types 

 Zeiss, Leitz etc. A l'etranger les Instruments de Koritska sont peu 



*) Pour les diflerentes velocites des photograpliies rapides, j'accepte en- 

 tierement les idees et les classifications qu'en fait M. A. Agle (Manuel pra- 

 tiqne instantan^, 1887, p, 4). 



