8 Capranica: Sur quelques procedes de microphotographie. VI, 1. 



connns jusqii'ä present, mais je puis affirmer en toute conscience leur 

 bonte comme „s^ai?f?5" et comme partie optique. Dans toutes mes 

 photographies micrographiqiies je n'emploie que des objectifs apochro- 

 matiques, surtoiit ponr les recherches delicates; et ceiix qui m'ont ete 

 fournis par Koeitska sont, en certains poiiits, snperieurs ä ceux de 

 Zeiss, Sans auciin doute '. J'ai etudie avec M. Castbacane, le celebre 

 diatoraologiste, im objectif k sec de 4 mm. Nous l'avons trouve extra- 

 ordinairement superieur ä toiis les aiitres apochroraates de la meme 

 puissance optique, compare ä ceux de Zeiss et de Reichert. J'ai dii 

 raodifier le corps du microscope pour y placer toutes les pieces possibles 

 dans le suhstage. Les appareils ä polarisation sont disposes comme dans 

 le grand modele petrographique de Nachet, et le tiibe peut s'allonger 

 jusqu'ä 30 cm, pour pouvoir etre employe avec les objectifs anglo-ame- 

 ricains. Sous la platine est place un dispositif special pour obtenir une 

 lumiere oblique pure, Systeme invente et applique ä mon microscope par 

 M. Haseet d'Eisenach. La platine n'etant pas mecanique dans le micro- 

 scope Koeitska, a ete remplacee par celle de Reicheet (Catalogue XIV, 

 1888, no, 95 p. 34), que je considere comme la plus ingenieuse et la plus 

 pratique de toutes celles continentales, vu qu'elle n'alt^re en rien, les 

 ^^coridensers'-'' et les autres appareils du „stihstage^^. Le miroir peut 

 etre remplace par un prisme ä reflexion totale, ce qui donne une lumiere 

 plus pure et d'un pouvoir eclairant plus puissant. La vis micrometrique 

 est divisee et a index indicateur, et peut donner ie 500^™® de mm avec 

 une grande exactitude. Le reste du microscope ne presente rien de 

 particulier meritant d'etre decrit. Ce microscope me sert exclusivement 

 pour les microphotograpliies rapides, car pour certaines reproductions 

 extremement delicates, telles que la resolution photographique des dia- 

 tomees etc., je me sers du „stanä^'' grand modele de Powell et Lea- 

 LAND, ou d'un ^yStand'-'' de Ross, ayant la ^^sivinging tau piece'-'' pour 

 la lumiere oblique. 



Mais, je le repete, ä l'appareil chercheur on peut appliquer n'im- 

 porte quel microscope, pourvu que le tube du corps puisse recevoir 

 celui du chercheur. Le fonctionnement de l'appareil ne presente rien 

 de particulier: on regle la lumiere (solaire et, si on emploie de faibles 



1) Les apochromates de Reichert et de Seibert sont excellents aussi: 

 J'emploie courramment le 4 mm de Reichert et le 16 mm de Seibert. Mais, 

 rapochromate extraordinaire et superieur ä tous, c'est le '/20 de Powell 

 et Lealand avec 1'40 A. N. Je ne connais pas encore le Vi» avec 1-5 A. N. 

 mais ce que je viens de lire sur ses proprietes ne laisse aucun doute sur l'ex- 

 cellence de Tobjectif. 



