VI, 1. Capranica: Sur quelques proc^d^s de microphotographie. 9 



grossisseraents , electrique) comme d'habitude ^, et od sc sert des pro- 

 cedes pliotographiques ordinaires. 



II est sous-entendu qu'on doit se servir de plaques au gelatino- 

 bromure tres sensibles. Les plaques sensibles au no. 25 du sensito- 

 m^tre sont necessaires. Pour les orthochromatiques, aucune ne peut sur- 

 passer les Peeutz-Obeenettee. Avec les Monchowen ou obtient de 

 magnifiques epreuves jusqu'a ^/^^ de seconde. 



Les manipulations pratiques decoulent de l'ensemble descriptif de 

 l'appareil. On commencera donc par l'etude directe de la preparation, 

 Selon ce qu'on se propose de reproduire. Les infusoires seront prepares 

 dans les ^^an'imdlmle cages'-^ ou, s'ils sont tres petits, dans une chambre 

 humide ordinaire (ä immersion). Le sujet a choisir est subordoune a la 

 recherche speciale, et il ne m'appartieut pas de rien dire a ce propos. 

 Je dois seulement rappeler que les organismes microscopiques out des 

 mouvements d'une rapidite tres diverse : il s'ensuit qu'on doit cboisir 

 pour chacun uu degre special de velocite de l'obturateur. En these 

 generale, mieux vaut disposer d'une velocite plus grande de celle qui 

 serait strictement necessaire, que de se servir d'un obturateur trop lent. 



II est essentiel d'interposer sur le passage des rayons solaires une 

 cuve remplie dime Solution saturee d'alun ordinaire, pour absorber, au 

 moins en partie. les rayons calorifiques du spectre. Dans ce but j'em- 

 ploie une cuvette speciale, construite par Koeitska, qu'on peut placer 

 sous la platine, en surveillant avec un thermooaetre l'elevatiou de la 

 temperature. Si eile depasse 30 " ou 35 " C, on interposera, en avant 

 des lentilles condensatrices, une autre cuvette egalemeut remplie de 

 Solution saturee d'alun. 



Ce que je viens de dire est une condition absolument sine qua non 

 de la reussite: pour la conservation des Instruments et des preparations, 

 car pour obtenir une pliotomicrographie rapide , surtout avec de forts 

 objectifs , il faut concentrer la lumiere tres euergiquement , au moyen 

 des lentilles du condensateur , en la renforgaut avec une forte lentille 

 achromatique, placee en avant du concentrateur, de maniere ä obtenir 

 une lumiere aussi intense que possible. Dans ces conditions l'elevatiou 

 de temperature est ä craindre, soit pour le Systeme optique du con- 

 centrateur, soit pour la preparation, soit surtout pour les objectifs. 



') Pour mes photographies rapides j'craploie toujours le soleil, en me 

 servant de Fheliostat de Hautxack. Quant ä la lumiere electrique, je n'en puis rien 

 dire, ne l'ayant pas assez experimentt-e pour pouvoir etre sur de son action, 

 mais au moyen d'une forte lampe remplagant le miroir, et avec de tres faiblcs 

 grossissements, on peut obtenir de bonnes Images. 



