14 Capranica: Siir quelques proced^s de microphotographie. VI, 1. 



§. II. 



Appareils pour la reproduetion des mouvements conseeutifs des 



animaux mieroscopiques. 



Si l'application de la Photographie rapide n'est pas ime uouvelle 

 inveiition, et n'a pas ete faite par moi en premier Heu, ce qui va suivre 

 m'appartient en eutier. Les conclnsions de mes recherches ont ete 

 consignees dans la note preiiminaire presentee k l'Academie dei Lincei, 

 dont j'ai parle au commencement. 



Je dois ä mon illustre et eher Maitre J. Moleschott, l'idee primi- 

 tive de ces recherches; mais en commen9ant ä etudier cette question, 

 il m'a fallu inveuter de toutes pieces les appareils necessaires, car il 

 n'y avait rien de fait, ni rien d'essaye dans cette direction. 



Les conditious du probleme etaient nombreuses et difficiles, attendu 

 que je devais combiner les appareils de la photomicrographie rapide, 

 avec ceux requis pour obtenir une serie d'images a courte distance, dans 

 des circonstances qui different completement de celles de la reproduetion 

 macroscopique des mouvements conseeutifs d'uu animal. Mokey, Mue- 

 BEiDGE etc. qui ont, surtout le premier, presque epuise cette importante 

 question, en ce qui regarde les animaux superieurs, ont invente un grand 

 nombre d'appareils tres bien compris et d'un excelleut usage; mais je 

 n'ai pas pu les employer tels quels, ni les modifier d'une maniere satis- 

 faisante pour les animaux mieroscopiques. 



Mes Premiers essais n'ont abouti a aucun resultat satisfaisant, sur- 

 tout en raison de l'imperfection des obturateurs, et des diflicultes de 

 changer rapidement les surfaces sensibles. Pendant ces recherches j'ai 

 re^u de Vieune une des premieres chambres photographiques de Stien. 

 Elle se compose d'une boite circulaire en metal, ayant une epaisseur 

 totale de 2 cm et d'un obturateur a declanchement coutinuel inter- 

 mittent, c'est-a-dire n'ayaut pas besoin d'etre charge apr^s chaque pose: 

 le mouvement de l'obturateur fait en meme temps avancer une plaque 

 sensible circulaire d'un secteur, calcule de fagon a correspondre a l'ouver- 

 ture de l'obturateur, et ä la projection de Fimage. Cet appareil pouvait 

 remplir partiellement les conditious oü je devais me placer; et en fait 

 quelques tentatives reussirent assez bien pour m'engager h modifier cette 

 chambre et a la rendre applicable d'une fagon serieuse aux recherches 

 que je voulais eutreprendre. Les causes d'erreur et les defauts de la 

 chambre de Stien pour l'application au microscope etaient evidents, car 

 on ne possedait pas le moyen de mettre l'image au point, la chambre 



