VI, 1. Capranica: Sur quelques pvoce'däs de micropliotographic. 15 



etant :\ feu fixe, et d'avoir une stubilite süffisante pour eviter les trepidations 

 et les dislocations conseciitives. Aussi n'ai-je garde de la cbambre de 

 Stiex qiie l'obturateur, compris daus hi partie anterieure de l'appareil. 

 Je l'ai donc fixe ;\ la plaucliette d'iuie chambre obscure, analogue a 

 Celle decrite au §. I, en le playant :i frottement daiis ime raiuure circu- 

 laire, et en le fixant avec du eiment tout autour. La partie essentielle- 

 ment iraportaute c'etait le ehässis, a placer en arriere de la chambre 

 obscure, devant glisser comme d'habitude et rester mobile pour la mise 

 au point et l'obtention des Images. Pour cela j'ai fait construire deux 

 ehässis a mouvement d'horlogerie, naturellement compliques, mais ne- 

 cessites par les conditions des experiences. 



Le Premier, a plaque sensible en verre, se compose d'une boite 

 rectangulaire de 20 X 20 cm ayant 5 cm d'epaisseur. Une roue metal- 

 lique est placee au centre de la boite, et se trouve mise eu mouvement 

 par les ressorts d'un appareil d'horlogerie tres simple, qui se trouve 

 place a l'exterieur du ehässis, daus la partie posterieure. Le mouve- 

 meut d'horlogerie est pourvu d'un echappement, regle par uu coussinet 

 ä air en caoutchouc, commaude par une boule ä pression pneumatique. 

 Dans la roue metallique se placent les plaques sensibles, assurees par 

 des crochets. EUes ont la meme grandeur que Celles employees dans 

 la chambre de Stien: toute cette partie du chassis est garantie contre 

 la lumi^re par un rideau en bois noirci, qu'on place sur un encadrement 

 fait de maniere ä ne pas empecher le mouvement de la roue. Ce rideau 

 est perce en haut d'une Ouvertüre circulaire de 5 cm, placee en ligne 

 centrale avec l'ouverture de l'obturateur. La mise au point dans ce 

 Systeme peut s'etfectuer, soit par la methode de Moitessier, soit par la 

 Substitution d'an verre depoli au ehässis mecanique. Quoiqu'il faillc 

 eraployer forcement le cherclieur, on doit pouvoir regier les differences 

 par experience directe. On voit par ce qui precede que le ehässis est 

 centre de maniere ä faire coincider la partie exposee de la plaque sen- 

 sible, c'est-ä-dire celle qui passe derriere l'ouverture du rideau, avec le 

 trou de l'obturateur. Avec la plaque ainsi placee on peut obtenir six 

 poses successives. 



Lorsque tout est dispose, c'est-ä-dire quand la boite de Stien est 

 fixee sur la chambre noire, et le ehässis mis en place, on fixe dans la 

 monture de l'obturateur, au moyen d'un tube ä vis, tout l'appareil cher- 

 clieur decrit au paragraphe precedent. 



Pour le fonctionnement de Tappareil, il faut avant tout s'assurer 

 de la mise au point et de l'exactitude du chercheur. L'obturateur, tel 

 qu'il est k preseut, u'etant pas susceptible de rester ouvert par un me- 



