34 



Kleinere Mittheilungen. 



VI, 1. 



muss, wenn man mit geringerer Genauigkeit grössere Strecken an dem 

 vorher mit dem Fadenocular gemessenen Objecte, z. B. also die Länge 

 eines Bacterienfadens messen will. . Es scheint mir deshalb für den 

 vorliegenden Zweck recht praktisch zif sein, dass Herr R. Winkel in 

 Göttingen bei Construction eines solchen Messoculares den oben er- 

 wähnten Faden ersetzt hat durch einen Theilstrich eines Glasmikro- 

 meters. Diesen Apparat kann man deshalb, wie ich bereits in meiner 

 Arbeit „lieber Morphologie und Entwicklungsgeschichte einiger endo- 



1. 



sporer Bacterienformen" (Botan. Zeitg. 1888) kurz erwähnt habe, ent- 

 weder verwenden als gewöhnliches Mikrometerocular mit feststehendem 

 Mikrometer für weniger feine Messungen oder für genauere Bestimmungen 

 unter Zuhülfenahme der Mikrometerschraube durch successive Einstel- 

 lung eines ßandes eines Theilstriches auf die Grenzen des fraglichen 

 Objectes. 



Die mechanische Einrichtung des in Rede stehenden Apparates sei 

 hier mit Hülfe einiger Figuren kurz erläutert. 



Figur 1 stellt den Apparat von der Seite gesehen dar, Figur 2 

 zeigt die innere Einrichtung, nachdem der Obertheil bei Ä (Figur 1) 

 abgeschraubt worden ist. In Figur 2 sieht man den Schlitten DE, 

 der durch die Mikrometerschraube EF, welche genau y^ mm Gang- 



höhe besitzt, bewegt wird und auf welchem ein in 



10 mm 



getheiltes 



Glasmikrometertäf eichen liegt; letzteres wird durch die Riegelklammer 

 bei D festgehalten und kann deshalb und in Folge der Einrichtung, 

 dass der ganze Obertheil bei A (Figur 1) mit einem Gewinde in den 



