VI. 1. Kleinere Mittheilungen. 37 



liiDeingesteckt werden müssen. Diese Aendeniug kann leicht geschehen 

 durch rmbiegen der Messingplättchen, welche die Gläser festhalten ; in 

 eines von ihnen macht man alsdann ein neues Schraubenloch. 



Wenn diese Vorrichtung richtig ausgeführt wird (zumal das Gelenk 

 soll genau gearbeitet sein), ist die Camera viel bequemer im Gebrauch 

 geworden ohne einen einzigen ihrer Vortheile einzubüssen. 



Amsterdam, December 1888. 



[Eingegangen am 5. Januar 1889]. 



Ein Athemsehirm. 



Von 



Dr. P. Scliiemenz 



in Neaiiel. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Bei Nasen, welche eine normale Form und Länge haben, sind bei 

 aufrechter Kopfhaltung die Oeftnungen nach unten gerichtet, und wenn 

 der Kopf, wie es z. B. zum Zwecke des Mikroskopirens meist geschieht, 

 ein wenig nach vorn übergeneigt wird, so richten sich die Oeffnungen 

 und somit der dieselben verlassende Exspirationsstrom schräg nach 

 unten und hinten d. h. nach dem Mikroskopiker zu. Bei den sogenannten 

 Stumpfnasen jedoch sehen die Nasenöffnungen meist schräg nach unten 

 und vorn und bei geneigter Kopfhaltung während des Mikroskopirens 

 ungefähr senkrecht nach unten; daher verläuft auch der Exspirations- 

 strom imgefähr parallel dem Tubus gerade nach unten. Ist nun zufällig 

 bei einem Mikroskopiker mit Stumpfnase, der sich des rechten Auges 

 vornehmlich bei seiner Arbeit bedient, die Nase noch ein wenig nach 

 rechts gerichtet, so stösst der Exspirationsstrom zum grossen Theil an 

 die linke Seite des Tubus und läuft an diesem entlang nach unten, 

 gerade auf den Objecttisch. Im Sommer hat dies nicht viel zu sagen, 

 im Winter jedoch schlägt sich der in der warmen Exspirationsluft ent- 

 haltene Wasserdampf an dem kalten Tubus, Objecttisch und Object- 

 träger in Form von Wassertropfen nieder und macht so, bei mir wenig- 

 stens, in wenigen Minuten das Mikroskopiren unmöglich. Um diesem 



