38 



Kleinere Mittheilungen. 



VI, 1. 



y'"' 





vorzubeugen, habe ich mir einen Athemschirm construirt, den ich im Fol- 

 genden beschreibe in der Hoffnung, dass er doch dem Einen oder dem 



Anderen nützlich sein könnte. 



Der Athemschirm besteht aus 

 einem Stückchen etwas steifen 

 Papieres, welches sich aus einem 

 ungefähr kreisrunden Haupttheile 

 (ungefähr von 8 cm Durchmesser) 

 und einem Ansätze zusammen- 

 setzt. Letzterer ist in der Mitte 

 von oben her auf eine Strecke 

 eingeschlitzt, damit er sich besser 

 der Rundung des Tubus anschmie- 

 gen kann. Durch zwei Löcher 

 im Ansätze wird ein Faden ge- 

 zogen in der Weise wie es die 

 Figur andeutet, und mit demsel- 

 ben wird der Schirm an dem Tu- 

 bus durch Binden befestigt. Da- 

 durch dass die beiden Hälften des 

 Ansatzes gezwungen werden, sich 

 dem Tubus anzuschmiegen, wird 

 der eigentliche Schirm ein wenig 

 in die Höhe gehoben, ein Pro- 

 cess, den man durch ein leichtes 

 Einknicken des Schirmes zwi- 

 schen Ansatz und Haupttheil be- 

 fördern kann. Giebt man dem Schirme nun durch Drehen am Tubus 

 diejenige Stellung, dass der Ausathmungsstrom gerade auf ihn stösst, 

 so wird dieser in einer Weise seitlich abgelenkt, wie es der Pfeil in 

 der Figur andeutet. Ist man gewöhnt, beim Mikroskopiren das nicht 

 benutzte Auge offen zu halten, so kann man aus Rücksicht gegen dieses 

 die Oberseite des Schirmes- schwarz färben. 



[Ehigegangen am 8. Januar 1889.] 



% 



