VI. 1. Referate und Bcsprecbnngen. 51 



Kammerü doch mancherlei Unbequemlichkeiteii bietet, so half sich Verf. 

 auf recht sinnreiche Weise. 



Verf. befestigte an dem Stativ (St) von einem (resp. mehrerer) 

 Mikroskope ein mittclgrosses Reagenzgiäscheu {B) und füllte dasselbe 

 mit abgekochtem und filtrirtem und weiter sterilisirt aufbewahrtem 

 Wasser des Heuaufgusses. Alsdaun stellte er sich feine Capillarröhrchen 

 von entsprechender Länge her , indem er eine schmale Glasröhre mit 

 möglichst dicken Wänden über einer Glasflamme fast bis zum Schmelzen 

 erhitzte und dann in stetigem Zuge rasch auseinander zog. Ein so ge- 

 wonnenes Capillarröhrchen bog er, indem er es horizontal hielt und ein 

 glimmendes Streichhölzchen an die gewünschte Stelle der Röhre brachte. 

 Dort bog sich dieselbe durch eigenes Gewicht rechtwinklig abwärts. 

 Eine zweite Biegung Avnrde ebenso hergestellt und nun das L"-Röhrchen 

 (C, C', C") mit einem Ende in das Reagenzgläschen gesenkt, mit dem 

 anderen neben das Deckglas des Objectträgers gestellt. Durch Ca- 

 pillarwirkung strömt alsdann eine geringe Wassermenge stetig abwärts ; 

 ist es zu viel, so kann man die Verdunstung durch einige an die andere 

 Seite des Objectträgers gelegte feuchte Stückchen von Fliespapier be- 

 schleunigen. — Die übrigen Hülfsvorrichtungen dienen dazu, das Wasser 

 im Reagenzröhrchen mit Luft zu imprägniren , da sich sonst die Infu- 

 sorien wegen Luftmangels an den Rand des Deckglases ziehen. In die 

 Kochflasche Fl wird durch Nachlassen des Quetschhahnes K aus einem 

 in der Höhe befestigten Trichter Tr Wasser gelassen und dieses drückt 

 die in der Flasche befindliche Luft durch das Rohr L und die feine 

 capillare Spitze 31 in die Nährflüssigkeit. 



Dr. H. Henhing {Göttingni). 



Modification of Pagak's „growing slide" (Journ. R. Microsc. 

 Soc. 1888 pt. 6 p. 1028). 



Bei der ursprünglichen feuchten Kammer von Pagan war es uoth- 

 wendig, dass dieselbe nach der Beobachtung von dem Mikroskop ent- 

 fernt und auf einem besonderen Gestelle aufbewahrt wurde. Obgleich 

 dies für manche Fälle nicht von besonderer Bedeutung ist, so bildet es 

 doch für viele andere einen sehr grossen Missstand. Selmak Schöxfeld 

 hat daher eine Vorrichtung erdacht, welche es gestattet, das Präparat 

 dauernd auf dem Objecttische belassen, und so dasselbe Einzelwesen 

 nicht allein wochenlang, sondern auf unbestimmt lange Zeit beobachten 

 zu können. Die ganze Anordnung dieser Vorrichtung giebt die um- 

 stehende Figur wieder. 



Der Objectträger A hat die gewöhnliche Form, er ist aber etwas 

 länger als der Objecttisch, so dass er auf beiden Seiten wenig hervor- 



4* 



