54 Referate und Besprechungen. VI, 1. 



Röhre passt. Die Dicke der Flüssigkeitsschiclit kann nun durch Ein- 

 schrauben der inneren Röhre in dem Arme geändert, und die Höhe der- 

 selben mittels der Millimetertheilung auf dem Hohlprisma leicht gemessen 

 werden, indem der Schraubenkopf letztere fast berührt, und es somit 

 leicht wird, die Anzahl der Millimeter abzulesen, um welche man die 

 innere Röhre gehoben oder gesenkt hat. Um aber auch Brnchtheile 

 des Millimeters nicht schätzen zu müssen, ist auf dem Schraubenkopf 

 eine Kreistheilung von 10 und 20 Theile angebracht, welche es er- 

 möglicht (bei einer Höhe der Schraubengänge von 1 mm) lOtel und 

 20stel des Millimeters abzulesen. Die Einrichtung zur Verschiebung 

 mittels der Prismen dient dem Zwecke leichterer Reinigung; während 

 die Unverrückbarkeit durch eine Klemmschraube gesichert wird. — 

 Soll eine Flüssigkeit beobachtet werden, so wird die innere Röhre 

 herausgezogen , der Schraubenkopf so gedreht , dass die Nullpunkte 

 beider Theilungen zusammenfallen, dann, nachdem die Flüssigkeit in 

 die äussere Röhre gegeben ist, wieder soweit eingeführt, dass sich die 

 beiden schliessenden Glasplatten berühren. Diese Stellung entspricht 

 natürlich einer Höhe = 0. Die verhältnissmässige Weite und die obere 

 Erweiterung der äusseren Röhre verhindern das Ueberfliessen der Flüssig- 

 keit. — Da diese Einrichtung nur eine beschränkte Anwendung auf 

 verhältnissmässig niedrige Flüssigkeitsschichten finden kann und nur 

 da von Werth ist, wo es sich um Anwendung der Absorptionsbandeu 

 bei schon sehr geringer Höhendifferenz von Millimetern und Brnchtheilen 

 von Millimetern handelt, dürften im grossen und ganzen doch noch 

 immer die einfacheren Vorrichtungen, wie sie seiner Zeit von Peings- 

 HEiM und mir empfohlen worden sind \ vorzuziehen sein. 



Dr. L. Dippel. 



Pr eparing slides for Brownian movement (Journ. R. Microsc. 

 Soc. 1888 pt. 5 p. 833; cfr. Amer, Monthly Microsc. Journ. 

 1888 p. 125—127). 



Die Anfertigung derartiger Präparate geschieht nach Mb. Whblpley 

 folgendermaassen. 



Ein gut gereinigter Objectträger wird mit einer Lackzelle von etwa 

 0'5 mm Höhe versehen, welcher bei warmem Wetter oder des Winters 

 im warmen Zimmer im Verlaufe einer halben Stunde soweit trocknet, 

 dass die Fertigstellung vorgenommen werden kann. Hierzu bringt mau 

 in die Zelle einen grossen Tropfen einer Flüssigkeit, welche hergestellt 



') Cfr. DippEL, L., Handbuch der allgem. Mikroskopie p. 974. 



