342 



Referate und Besprechungen. 



VI, 3. 



plaren ü"2 mm, bei einer zweiten Reihe O'l mm. Der Tropfen ver- 

 dünnten Blutes kommt in die Mitte der Kammer (a) und wird von dem 

 Deckgläschen (c) plattgedrückt, er wird also zu einer Scheibe mit plan- 

 parallelen Flächen und von einer ganz bestimmten, bekannten Dicke. 

 Damit dieses alles der Fall sei, darf der Tropfen indessen nur so klein 

 sein, dass er plattgedrückt den Raum der Kammer noch nicht ausfüllt, 

 sondern von einem Luftringe umgeben wird. Aus den beiden Abbildun- 

 gen Figur 5 Ä und B wird diese Einrichtung leicht verständlich sein. 

 In Ä sieht man den Blutstropfen noch frei, in B plattgedrückt als 

 Scheibe mit dem Luftrande (bb). 



6) Um diese so erhaltene Scheibe verdünnten Blutes zwecks 

 Zählung einzutheilen , dient eine in Quadrate getheilte Glasplatte, 



welche gleich einem Ocular- 

 mikrometer in das Ocular 

 fest eingefügt ist. Figur 6 

 zeigt diese Platte, wie sie 

 bei dem Durchblicken durch 

 das Mikroskop auf die 

 feuchte Kammer projicirt 

 erscheint. Man wähle nun 

 ein bestimmtes Mikroskop 

 und ein bestimmtes Objec- 

 tiv zu der Zählung aus und 

 stelle bei jenem den Aus- 

 zug so ein (um die Stel- 

 lung leicht wieder zu fin- 

 den, mache man an dem 

 Auszuge einen Strich), dass 

 die Länge der Seitenwand des grossen Quadrats gleich 0*2 mm ist. Ist 

 nun die Höhe der Kammer gleichfalls 0'2 mm, so ist die Menge des 

 von dem grossen Quadrate bedeckten verdünnten Blutes gleich einem 

 Würfel von 0*2 mm Seite. Kennt man nun genau den Grad der Ver- 

 dünnung des Blutes, sind die Blutkörperchen gleichmässig bei der Ver- 

 dünnung vertheilt worden, und zählt man nun mit Hülfe der 16 kleinen 

 Quadrate die Anzahl der Blutkörperchen, so kann man leicht die Menge 

 derselben in einem Cubikmillimeter nicht verdünnten Blutes berechnen. 

 Nimmt man z. B., wie Verf. es gewöhnlich thut, auf 2 cmm Blut 500 cmm 

 Serum (resp. Verdünnungsflüssigkeit), so kommt folgende Rechnung 

 heraus: Zur Benetzung der Wand der Serumpipette werden 6 cmm Flüssig- 

 keit verbraucht, diese bleiben also in derselben, es kommen demnach 



