VI, 3. Referate und Besprechungen. 351 



Blut, ist das Blut verändert und wechseln in Folge dessen die Dimen- 

 sionen bedeutend, so ist es viel schwieriger, eine entsprechende Mittel- 

 zahl zu finden. Man muss dann meist so verfahren, dass man den 

 Durchm esser einer Anzahl grosser, sowie den einer Anzahl 

 kleiner feststellt und dann durch Zählung dasVerhältniss 

 der Menge dieser beiden Arten constatirt. — Man kann zur Messung 

 sowohl ein feuchtes wie ein trockenes Blutpräparat verwenden. Das 

 erstere stellt man mittels des oben beschriebenen Rinnenobjectträgers 

 her, drückt mit einer stumpfen Spitze leicht in der Gegend der Rinne 

 auf und bewirkt so, dass die in Geldrollenformation befindlichen rothen 

 Körperchen sich zerstreuen und in der Fläche sichtbar werden. Natür- 

 lich darf man nur die gänzlich unbeschädigten der Messung unterziehen. 

 — Die getrockneten Blutpräparate zeigen dieselbe Grösse der Körper- 

 chen wie die feucliten, sie sind also durchaus verwendbar, sind noch be- 

 quemer, da die Körperchen zerstreut, der Fläche nach vorliegen, haben 

 aber den Nachtheil, dass der stark lichtbrechende Rand der einzelnen 

 Körperchen zu Täuschung in Bezug auf den Durchmesser Veranlassung 

 geben kann. — Verf. hat, um die eventuell durch das Ocularmikro- 

 meter eingeführten Fehler beurtheileu zu können, ein von ihm be- 

 nutztes Ocularmikrometer, von einem ersten Geschäfte, Govi zur Unter- 

 suchung übergeben, und es hat sich herausgestellt, dass die der Theilung 

 anhaftenden Fehler so gering waren (Milliontlieile eines Millimeters), dass 

 sie garnicht in Frage kamen. Dagegen hält er für eine nicht unwich- 

 tige Fehlerquelle die, dass man sehr gewöhnlich ausser dem directen 

 Messen noch einen Theil eines Raumes zwischen zwei Theilstrichen 

 schätzen muss, da das Körperchen fast nie genau mit dem Striche ab- 

 schneiden wird. Um diesen Fehler zu verringern , schlägt Verf. vor, 

 enger getheilte Ocularmikrometer zu benutzen. Die gemeinhin ge- 

 brauchten seien gewöhnlich so hergestellt, dass 5 mm in 50 Theile ge- 

 theilt sein, er schlägt nun statt dessen 100 Theile vor. Bei einer von 

 ihm angewandten 690fachen Vergrösserung ergiebt das für jeden Theil- 

 strich einen Werth von 1"17 p,, und da man ganz gut noch ein Viertel 

 eines solchen schätzen könne, so stiege die Genauigkeit der Messung 

 auf 0'29 [x, was ausreichend sei. — Selbstverständlich muss das Mikro- 

 meterocular so beschaffen sein, dass das Auge des betreffenden Be- 

 obachters die Theilstriche scharf sieht, und muss für diese Stellung der 

 Ocularlinse der Werth der Theilstriche bestimmt sein. — Zur Messung der 

 weissen Blutkörperchen darf man nur feuchte Präparate verwenden, da 

 dieselben in trockenen Präparaten sich abplatten und breiter werden. Man 

 halte das Präparat auf niedriger Temperatur um die amöboiden Bewegungen 



