VI, 4. Czapski: Ein System von der Apertur 1-60. 421 



Aberration berulit: zunächst eine einfache Linse von Crown und auf 

 diese folgend noch 2 achromatische, die eine aus zwei, die andere aus 

 drei Linsen zusammengesetzt. 



Die Brennweite des Systems ist 2*5 mm (Vio")- 



Da das System, wie schon hervorgelioben, nicht wirklich homogene 

 Immersion ist, — indem Deckglas und Froutlinse den Index 1"72, die 

 Immersionsflüssigkeit aber den Index 1-66 hat — und die Folge der 

 ausserordentlich grossen Apertur der abbildenden Strahlen ist dasselbe 

 gegen Aenderungen der Deckglasdicke und ebenso gegen jede Aenderung 

 im Index der Immersions-Flüssigkeit ungemein empfindlich — empfind- 

 licher fast als ein starkes Trockensystem. Es darf daher nur mit 

 reinem Mouobromnaphthalin und mit Deckgläsern von derjenigen Dicke, 

 auf welche es corrigirt ist, gebraucht werden, wenn das Bild ein voll- 

 kommenes sein soll. Die Deckgläser selbst müssen mit grosser Sorgfalt 

 und aus dem richtigen Glase hergestellt sein. 



Die Herstellung dieser Deckgläser in der üblichen Weise — durch 

 Anblasen vor dem Ofen — verbot sich von vornherein schon durch 

 die Substanz derselben. Der vorher genannte Umstand aber machte es 

 sogar nothig, die Deckgläser durch sorgfältiges Dünnschleifen etwas 

 dickerer Platten in einer Genauigkeit von O'Ol bis 0-02 mm auf die er- 

 forderliche Dicke zu bringen und dieselben mit Sorgfalt — wie Linsen 

 mittlerer Qualität — zu poliren, was natürlich solche Deckgläser sehr 

 kostspielig macht. 



lieber das, was mit Systemen dieser Art geleistet werden kann, 

 sich auszulassen, ist hier nicht der Ort. Die Erfolge, die Herr van 

 Heueck schon beim ersten Gebrauch mit denselben erzielt hat, berech- 

 tigen jedenfalls zu der Hoffnung, dass sie, trotz der grossen Erschwerniss 

 des Gebrauches, für einzelne Aufgaben der Mikroskopie einen nennens- 

 werthen Vortheil darbieten werden. Sachkennern wird es zustehen, 

 darüber zu urtheileu, ob auch auf anderen Gebieten der mikroskopischen 

 Forschung als dem von jenem Herrn in erster Linie cultivirten der Dia- 

 tomeenkuude ein gleich markanter Fortschritt gegenüber dem bisher Er- 

 reichbaren hervortritt. 



Eher wäre hier ein Blick darauf zu w^erfen, ob und wie weit man 

 eine weitere Steigerung der Apertur über die hier erreichte von 

 1-60 praktisch erwarten dürfe. Der Verwirklichung einer solchen steht 

 nun als hauptsächliches Hinderniss von vornherein der Mangel einer 

 geeigneten Immersionsflüssigkeit entgegen. Diese Flüssig- 

 keit müsste einen Index haben, der wenigstens = l'S — 1*9 ist (damit 

 der Fortschritt über das jetzige System ein uennenswerther sei), und 



