VI, 4. Referate und Besprechungen. 483 



die Gesammtvergrössernng des Mikroskops v ist, so ist seine scheinbare 



Grösse 



A' = d. V. 



Folglich, wenn durch Drehung des Prismas 



A' =^ A = on . sin cp gemacht wird, ergiebt sich 



, m . sin cp 

 d = -. 



V 



Es lässt sich also d für verschiedene Vergrösserungen leiclit mit 

 Hilfe der beiden Argumente cp und v tabuliren, so dass der Beobachter 

 jeder Rechnung überhoben ist". 



Es hat also die Auswerthung für eine Vergrösserung des benutzten 

 Mikroskopes mit Hilfe eines Objectglasmikrometers zu geschelien: je- 

 doch ist der Apparat immer nur für sehr kleine Objecto verwendbar. 

 Ob bei der mehr als ausreichenden Genauigkeit unserer gebräuchlichen 

 Mikrometer die Benutzung des vorliegenden irgend welche Vortheile 

 bietet, möchte Ref. bezweifeln. Behrens. 



Miquel, P., Sur un nouveau thermo-regulateur (Ann. de 

 Microgr. t. I, 1888, no. 3 p. 119). 

 Einen neuen Thermoregulator für grössere Luftbäder (Brütöfen) 

 bildet Verf. in Figur 1 von vorn und in Figur 2 von der Seite gesehen 

 in y, der natürlichen Grösse ab und beschreibt ihn wie folgt : Die 

 Grundlage bildet eine 1*10 m lange, 0*20 m breite Marmorplatte, die 

 auf einem Eicheuholzbrett steht und auf welcher 2 Zinkstangen ,^von 1 m 

 Länge, 0'03 m Breite, 15 mm Dicke befestigt sind. Die in der Figur 1 

 rechte Zinkstange kann mit Hülfe einer an ihrem unteren Ende befind- 

 lichen Mutter durch eine Schraube Vj die sich in einem auf dem Mar- 

 mor befestigten Klotz ohne Vorwärtsbewegung dreht, in verticaler 

 Richtung bewegt werden ; diese Bewegung wird auf den Hebel B über- 

 tragen, an dessen anderem Ende die linke Zinkstauge hängt, welche 

 ihrerseits an ihrem unteren Ende auf den Winkelhebel L Ä wirkt. Der 

 Hebelarm A bewegt sich frei nach rechts und links, welche Bewegungen 

 durch den Zeiger N deutlicher gemacht und eventuell auf der sich 

 drehenden Trommel // aufgeschrieben werden ; ausserdem trägt der 

 Hebelarm A bei JK seitlich zwei stumpfe Schneiden, welchen zwei 

 Federn gegenüberstehen, die auf ihren freien Enden je eine Platte 

 tragen, deren Abstand durch die Schrauben JK variirt werden kann. 

 Zwischen Platte und Schneide verläuft links ein Gaszuführungsschlauch, 

 rechts ein solcher für kaltes Wasser. Aendern nun die Zinkstangen in 

 Folge von Temperaturscliwaukungen ihre Länge, so schlägt der Hebel- 



31* 



