VI, 4. Referate uiul Besprechungen. 491 



derjenigen, welche Nachet ' zu demselben Zwecke ersann. Am oberen 

 Tubuseude eines umgelegten Mikroskops ist ein total reflectirendes 

 Prisma angebracht, welches die Strahlen in einen auf dem Haupttubus 

 senkrecht stehenden, für den Beobachter bestimmten Seitentubus leitet. 

 Die horizontale Camera steht mit dem Ilaupttubus in lichtdichter V^er- 

 bindung. Das Prisma schnellt durch Federkraft bei Seite, sobald der 

 Beobachter auf eine Gumraibirne drückt. Das Licht gelangt nun für 

 einen Augenblick durch den Haupttubus in die Camera und auf die 

 lichtemptiudliche Platte. Im nächsten Augenblick ist das Gesichtsfeld 

 wieder verdunkelt. Zwischen Lichtquelle und Object stellt Verf. einen 

 Rahmen auf, der eine ebenfalls durch Federkraft seitlich zu verschie- 

 bende matte Scheibe trägt -. Letztere liat den Zweck, das grelle Sonnen- 

 licht zu mildern, während der Beobachter das aufzunehmende Object 

 durch den Seitentubus betrachtet. Derselbe Druck auf die Gummibirne, 

 welcher das Prisma bei Seite schiebt, thut ein Gleiches mit der matten 

 Scheibe, so dass während der Exposition das Object volles Sonnen- 

 licht erhält. 



Am Ende seiner Abhandlung schlägt Makktanner-Tueneketschek 

 vor, um von beweglichen kleinsten Lebewesen schnell hintereinander 

 mehrere Aufnahmen machen zu können, an dem mikrophotographischen 

 Apparat eine Vorrichtung anzubringen, durch welche sich die licht- 

 empfindliche Platte in Rotation versetzen lässt. Der zwischen Licht- 

 quelle und Mikroskop anzubringende Momentverschluss müsse derart 

 functioniren, dass durch denselben das aufzunehmende Object in kurzen 

 Zwischenräumen momentan erleuchtet wird^. 



vaii Heiircli, H., Les derniers progres de l'eclairage 



electrique applique ä la micrographie et a la 



photomicrographie (Bull. Soc. Beige de Microsc. t. XIV, 



no. 2—7, 1889, p. 24). 



VAN Heükck beschreibt das von Radiguet* in Paris verbesserte, 



PoGGENDOBFr'sche Zinkkohle -Element, Drei dergleichen Elemente 



') Journ. R. Microsc. Soc. Ser. n vol. VI 1886 pt. 5 p. 842; cfr. diese 

 Zeitschr. Bd. IV, 1887, p. 72. 



2) Diese Scheibe fehlt bei der von Nachet empfohlenen Anordnung. 



•') Capramca war der erste, welcher eine demselben Zwecke dienende 

 Vorrichtung nicht nur vorschlug, sondern an seinem mikrophotographischen 

 Apparate auch wirklich anbrachte. Vergl. hierüber diese Zeitschr. Bd. V, 1888, 

 p. 228, und Bd. VI, 1889, p. 1. 



*) Paris, Boulevard des Ulles-du-Calvaire 15, 



