Band XIII. Heft 1. 



Neue Mikrotome 

 aus der Werkstätte der Gebrüder Fromme in Wien. 



Von 



Prof. Josef Schaffer 



in Wien. 



Hierzu drei Holzschnitte. 



Aus den vielen Versuchen, welche auf dem Gebiete der Mikro- 

 tomtechnik aus letzter Zeit vorliegen , geht wohl mit Sicherheit her- 

 vor , dass die höchste Leistungsfähigkeit für die Anfertigung- von 

 Celloidinschnitten ein anderes Instrument erfordert als die Paraffin- 

 technik, d. h. dass man von den Mikrotomen k double usage mehr 

 und mehr abgekommen ist. 



Anderseits liegen mehrfache Versuche vor, die labile Schlitten- 

 führung bei den Mikrotomen durch einen andersartigen Bewegungs- 

 modus zu ersetzen, welcher eine Verschiebung der Messer- oder 

 Objectführung selbst bei harten Objecten unmöglich macht. Dies ist 

 z. B. in vortretflicher Weise erreicht bei den Mikrotomen von Mlnot- 

 ZiMMERMANN^ uud Reinhold-Giltay - durcli die sogenannte Schwalben- 

 schwanzführung. Der Mechanismus dieser Instrumente ist jedoch 

 ein ziemlich, im letzteren Falle sogar ein sehr complicirter, wodurch 

 einerseits der höhere Preis bedingt ist, anderseits die Verwendbar- 

 keit der Instrumente im Laboratorium , wo sie gelegentlich auch in 

 ungeübte Hände kommen, eine beschränkte wird. 



1) Diese Zeitschr. Bd. V, 1888, p. 474 und Bd. IX, 1892, p. 17ß. 

 -) Diese Zeitschr. Bd. IX, 1892, p. 445. 



Zeitschr. f. -wiss. Mikroskopie. XIII, 1. 1 



