S c li :i f fe r : Mikrotome aus der Werkstätte der Gebr. Fromme. XIII, 1. 



Noch genauer und sicherer als die Scliwalbenscliwauzführung 

 wäre die Adiseufülirung ; diese erscheint beim Cambridge rocking 

 microtome^ und bei der Nachbildung desselben von Jung, welche 

 ScHiEFKEUDECKER^ bescliriebeu liat, endlich auch nocli bei einem auf 

 der 6. Anatomenversamndung in Wien demonstrirten Modell von Prof. 

 Hatschek in Anwendung gebracht, welches letztere jedoch meines 

 Wissens niclit publicirt worden ist. 



So ausgezeichnet das Bewegungsprincip der Achsenführung an 

 sich ist, so leiden diese Instrumente alle an dem einen Grundfehler, 

 dass sie nicht planparallele , sondern gekrümmte oder keilförmige 

 Sclniitte liefern. Dieser Uebelstand erscheint nun, unter Beibehal- 

 tung der sicheren Achsenführung bei dem Mikrotome, welches Herr 

 A. Fromme auf meine Anregung hin construirt hat, und welches ich 

 vor fünf Jahren an dieser Stelle'^ beschrieben habe, vermieden. Wäh- 

 rend der ganzen Zeit seitlier standen solclie Mikrotome im liiesigen 

 histologischen Universitäts-Institute in Verwendung, und haben sich 

 dieselben bei täglichem Gebrauche auf das Beste bewährt, nicht nur 

 wegen der Einfacldieit ihrer Handhabung und Reinhaltung, sondern 

 auch durch die Präcision ihrer Leistung. 



Nachdem so für die Celloidintechnik ein Instrument geschatfen 

 war, welches mir eine glückliche Lösung der Grunderfordernisse für 

 diese .Schneidetechnik schien, lag der Wunsch nahe, ein auf dem- 

 selben Bewegungsprincipe beruhendes , automatisches Serienmikrotom 

 für die Parafhntechnik zu constniiren , welches, wie das Celloidin- 

 mikrotom, Einfachheit und Präcision mit geringen Kosten vereinigen 

 sollte. Herr A. Fromme hat sich denn auch seit Jahren mit grosser 

 Hingabe und Opfern an Zeit und Geld — so manches Modell musste 

 verworfen werden — der Lösung dieser Aufgabe zugewendet , und 

 möchte ich über das Endergebuiss hier berichten, indem ich 



1. Fromme's Paraffinserienmikrotom 



an der Hand einer Zeichnung beschreibe. Letztere stellt das In- 

 strument in der Ansicht von oben und vorn und zwar im seitlichen 

 Spiegelbilde , wie für einen Linkshänder, dar. Wenn es fertig zum 

 Gebrauche vor dem Arbeiter steht, bewegt die rechte Hand das 



') Journ. R. Microsc. Soc. Ser. II, Vol V, 1885, p. 550. 

 -) Diese Zeitschr, Bd. IX, 1892, p. 171. 

 3) Diese Zeitschr. Bd. VIII, 1891, p. 298. 



