Q 8 c li a ft'e r : Mikrutuiue aus der Werkstätte der Gebr. Fromme. XllI, 1. 



(las Fromme'scIic lk'weji:uiig:si)riucip nach dem Muster eines Versuclis- 

 modells, welches seit Jaliren im hiesigen Laboratorium stellt, zur An- 

 wendung gelangt, ohne dass der Autor genannt wird. — 



Das zweite Instrument, über welches ich hier berichten möchte, ist 



2. Fromme's neues Celloidinmikrotom mit anbringbarer 



Tauehvorrichtung. 



Dasselbe ist aus dem ursprünglichen einfachen Krahnmikrotom her- 

 vorgegangen, jedoch nicht ohne dass es beträchtliche Veränderungen 

 erfahren hätte. Ohne Verminderung seiner Einfachheit konnte der 

 für die Celloi'dintechnik wesentliche Vortheil, mit demselben Instru- 

 mente auch unter Flüssigkeit schneiden zu können, nicht erreicht 

 werden. Dafür hat aber die Vorrichtung zur Feststellung des Ob- 

 jectes eine Vei'besserung, sowie die Führung des Instrumentes selbst 

 eine Vereinfachung erfahren, indem nunmehr die Einstellung der 

 Schnittdicke und die Bewegung des Messers gleichzeitig mit einer 

 Hand allein vorgenommen werden kann, so dass die linke Hand voll- 

 kommen frei bleibt zur Almahme und allfälligen Ausglättung der 

 Schnitte, Befeuchtung des Messers etc. 



Die Figur 2 stellt das Instrument dar, wie es zu gewöhnlichem 

 Gebrauche ohne Tauchvori'ichtung vor dem Arbeiter steht. 



Durch einen Schlitz in der schweren, gusseisernen Grundplatte b 

 kann ein Stativ r<, welches die Präparatenklammer k trägt, einge- 

 schoben und dem Messer genähert oder von demselben entfernt 

 werden. Dieser Präparatenträger wird mittels Klemmschraube durch 

 den Hebel / in der gewünschten Stellung festgestellt. Die Präpa- 

 ratenklammer ist mittels zweier feststellbarer Scheibengelenke in fron- 

 taler und sagittaler Richtung verschiebbar und kann, was ich für 

 eine wesentliche Verbesserung halte, mittels eines Zahntriebes f in 

 der verticalen Richtung gehoben und ohne Schwierigkeit genau in 

 die gewünschte Schnittebene eingestellt werden. In dieser Stellung 

 wird dann die Klammer durch Anziehen der (in der Zeichnung nur 

 theilweise sichtbaren) Schraube g festgestellt. 



Nachdem also in diesem Falle das Object fixirt ist, muss das 

 Messer gegen dasselbe bewegt und zwar gesenkt werden. Das ge- 

 schieht durch eine ähnliche Einrichtung, wie sie beim Serienapparat 

 zur Verschiebung des Objectes beschrieben wurde, nur steht hier, 

 wie beim ursprünglichen Krahnmikrotom, die Drehungsachse senkrecht. 



