XIII, 1. S c h a ff e r : Mikrotome aus der Werkstätte der Gebr. Fromme. 9 



Handelt es sich nm die Anfertigung von Schnitten durch das ganze 

 Gehirn , so muss das grösste Stativ dieses Mikrotomes gewählt 

 werden. 



Scldiesslich möchte ich noch auf einen Vortheil des Instrumentes 

 beim gewöhnlichen Gebrauche himveisen. 



Bei der Anfertigung langer Celloidinserien ist man wiederholt 

 gezwungen, das Schneiden zu unterbrechen. Früher gelang es beim 

 Neueinspannen des Präparates, das man in Alkohol legen musste, 

 um es vor Eintrocknung zu bewahren, fast nie, die alte Schnittebeue 

 beim ersten Schnitt wieder zu treffen, und so musste man gewöhnlich 

 einige Schnitte an dieser Unterbrechungsstelle verloren geben. 



Bei der vorliegenden Construction kann bei einer nöthigen Unter- 

 brechung das Messer eingespannt bleiben, und es wird einfach das 

 ganze Stativ a sammt dem eingeklemmten Präparate während der 

 Dauer der Unterbrechung in Alkohol gelegt. Beim Neueinspannen 

 der Klammer wird man beim ersten Schnitte wieder die alte Ebene 

 treffen und so einem Verluste an Schnitten entgehen. 



Bei Mikrotomen, wo dies nicht möglich ist, wird man sich aller- 

 dings dadurch helfen können, dass man um das eingespannte Object 

 eine Art Tauchvorrichtung anbringt, welche das Abnehmen des Ob- 

 jectes überflüssig macht. 



Dieses neue Celloidinmikrotom besitzt nach dem Gesagten eine 

 Reihe unleugbarer Vorzüge. Für das gewöhnliche Arbeiten ziehe ich 

 jedoch das alte Modell seiner unerreichten Einfachheit wegen vor. 



[Eingegangen am 20. Mai 1896.] 



