XIII, 2. Czaplewski: Ein neuer luikrophotographischer Apparat. 147 



[Aus dem Laboratorium für hygienisch -bacteriologisclie und chemisch- 

 technische Untersuchungen zu Königsberg i. Pr.] 



Ein neuer mikro])li()tographischer Apparat. 



Von 

 Dr. med. E. Czaplewski, 



Privatdooent für Hygiene und Bacteriologie zu Königsberg i. Pr. 



In Verfolgung der Bestrebungen früherer Autoren, mit aufrecht- 

 stehendem Mikroskop zu photographireu , habe ich einen mikropho- 

 tographischen Apparat construirt , bei dessen Constructiou vor 

 allem auf eine mijglichst grosse Stabilität des ganzen Apparates, 

 Erleichterung der P^instellung und bequeme Regulirung des Lichtes 

 Bedacht genommen wurde. Eigenthümlich ist ferner dem Apparat, 

 dass das Mikroskop vollkommen im Dunkeln steht, so dass es nur 

 direct von der zum Photographiren bestimmten Lichtquelle Licht 

 erhält, während Nebenlicht vollkommen ausgeschlossen ist. Zu diesem 

 Zwecke steht das Mikroskop in einem Kasten, überragt von der 

 photographischen Camera, welche auch mit dem Kasten lichtdicht 

 verbunden ist. Das Mikroskop erhält dabei sein Licht durch ein 

 Loch in der Yorderwand des Kastens. Die genauere Construction 

 des Ai)parates ist folgende : 



Als Fussplatte für den Apparat dient eine schwere Holzplatte 

 von 44 cm Breite , welche durch eine Bleieinlage noch grössere 

 Schwere erhalten hat. An den vier Ecken hat sie klötzchenartige 

 Füsse von ca. 2 cm Höhe nnd 5 cm Breite, um eine grössere Sta- 

 bilität zu erzielen. Auf dieser Fussplatte sind in einem Abstände 

 von 28 cm zwei 47 cm hohe und 4 cm dicke Seitenwände aus 

 hartem Holz senkrecht eingefügt, zwischen denen das Mikroskop wie 

 in einem Mikroskopschrank zu stehen kommt. Die Breite dieser 

 Seitenwände beträgt ebenfalls 28 cm, sodass die von ihnen begrenzte 

 Bodentläche dadurch quadratisch wird. Die Fussbodenplatte über- 

 ragt diesen Innenraum von 28x28 cm jederseits noch um 4 cm, 

 und vorn und hinten um je 4 cm. Dieser Innenraum ist so gross 

 gewählt , damit man in dem mikroskopschrankartigen Aufbau ge- 

 nügend bequem mit den Händen zu den Schrauben des Mikroskopes 



gelangen kann. 



lU* 



