148 Czaplewski: Ein neuer mikrophotographischer Apparat. XIII, 2. 



Auf der Innenseite (vielleicht besser noch anf der Aussenseite 

 der grossen Seitenwandplatten) ist in der Mitte vertical stehend je 

 eine Eisenschiene eingelassen, von 60 cm Länge, 6 cm Breite und 

 7 mm Dicke. Diese Schienen überragen also die Seitenwandplatten 

 noch nm ca 13 cm. Von der Aussenseite ist von der Schiene 

 natürlich nur dieser überragende Theil zu sehen. Dieser trägt 

 zweckmässigerweise auf der Hinterkante oder auf der äusseren 

 Seitenfläche nach der hinteren Kante zu eine Millimetertheilung. Um 

 die Stabilität noch zu erhöhen , können die Schienen in die Fuss- 

 bodenplatte noch etwas versenkt sein. Diese Schienen sollen als 

 Träger für den Oberbau des mikrophotographisclien Apparates (Ca- 

 mera mit Cassette) dienen. Ihre Länge ist so gewählt, dass sie 

 einen genügenden Auszug des Camerabalges nach Verbindung des- 

 selben mit dem Mikroskop gestattet. 



Die eingangs beschriebenen Seitenwaiidplatten werden vorne 

 durch eine schwächere , aber entsprechend hohe und breite, ein- 

 gelassene Holzplatte von beiläufig 1 cm Stärke mit einander ver- 

 bunden. Damit wird die Festigkeit des Apparates bedeutend er- 

 liöht. Es entsteht dadurch ein nach hinten und oben offenes Schränk- 

 chen, in welches das Mikroskop senkrecht stehend liineinkommen 

 soll. Um demselben das Licht zuzuführen , zeigt die Vorderwand 

 eine 6 cm im Durchmesser haltende Oeffnung, deren unterer Rand 

 ca. .3 cm von dem unteren Rande der Vorderwand entfernt ist. 

 Nach vorne kann dieselbe geschlossen werden durch einen, in einem 

 Rahmen von 12 cm Breite und 10 cm Höhe mit 7 cm grossem 

 vorderen Ausschnitt seitlich verschiebbaren Lichtschieber , welcher 

 eine 7 cm grosse runde OetFnung besitzt. Der Rahmen trägt vorne 

 noch eine nach oben offene, hufeisenförmige Schiene, welche zum 

 Einstellen von Mattscheibe, Gelbscheibe etc. dient. Bei geschlosse- 

 nem Lichtschieber ist jede Lichtzufuhr durch die Lichtöffnung der 

 Vorderwand nach dem Mikroskop vollkommen abgeschnitten. Nacli 

 hinten ist der Apparat durch eine links in Scharniren leicht gehende 

 Thür, welche in Falzen liegt, ebenfalls lichtdicht abgeschlossen. Da- 

 mit das Mikroskop im Innern dieses Apparates genau die gleiche 

 Stellung , centrisch zu dem Oberbau , dem eigentlichen mikroplioto- 

 graphischen Apparat erhält , wird in den schrankartigen Ap])arat 

 eine genau hineinpassende Holzplatte von 1 cm Stärke gelegt, welche 

 an der Stelle, wo das Mikroskop zu stehen kommen soll, einen Aus- 

 schnitt besitzt, der genau dem Fusse des zu benutzenden Mikroskops 

 entspricht, nach vorne aber abgerundet ist, um dem Mikroskopspiegel 



