XIII, "2. Czaplewski: Ein neuer mikropliotographischer Apparat. 149 



eine tVeicrr IJeweg'iui";' zu ermöj^lichen. Dureli eine eini^X'lej^'te queri.' 

 Holzplatte von 28 cm Breite und 8*5 cm Tiefe mit leichtem Aus- 

 schnitt für die Substage des Mikroskops , welche bei eingestelltem 

 Mikroskop vorne horizontal dicht unter dem Objecttische vorbeizieht, 

 wird das liicht verhindert durch die Lichtiiftnung in den Apparat 

 nach oben zu strahlen. Der ganze Innenraum des Apparates ist matt 

 geschwärzt. 



Während der Unterbau des Apparates so schwer und solide 

 wie möglich gemacht wurde, galt es, den pliotographischen Oberbau 

 so leicht als möglich auszuführen. Dem entsprechend ist der Ca- 

 merabalg klein und leicht. Seine Länge beträgt zusammengelegt 

 4 cm, ausgezogen 22 cm. Seine obere Öffnung ist ca. 10 cm, unten 

 trägt er an einem Scldussbrettchen eine Messingliülse von 3*2 cm 

 Durchmesser als Lichtötfnung. Dieselbe ist so gross gewählt , dass 

 sie bequem über das Ocular des Mikroskopes hinübergeht. Der 

 Camerabalg ist an einem entsprechend grossen Ausschnitt eines 

 soliden Brettes angebracht, Avelches genau die Grösse besitzt, dass 

 es als Deckplatte auf den schrankartigen Unterbau passt , also 

 [28-|-(2X4) = 36] X28 cm. Um diese Deckplatte mit dem nach 

 unten herabhängenden Cameraljalg in beliebiger Höhe über den Mikro- 

 skop zu fixiren, besitzt die Deckplatte beiderseits je eine Metallfütte- 

 rnng, welche mit ihrem Schlitz auf den eingangs erwähnten verticalen 

 Eisenschienen der Seitenplatten des Unterbaues gleiten. Durch eine 

 seitliche Stellschraube kann die Deckplatte in beliebiger Höhe der 

 Schienen fixirt werden. Die richtige Höhe beiderseits wird control- 

 lirt durch die auf den Eisenschieueu- angebrachten erwähnten Milli- 

 meterscalen. 



Damit der Mikroskoptubus nicht von der Last des Camerabalges 

 gedrückt Avird, muss der letztere durch eine geeignete Vorrichtung, 

 welche von der Unterseite der Deckplatte ausgeht und den Hals- 

 theil des Balges trägt , gehalten werden. Zu diesem Zwecke trägt 

 das Endbrettchen des Balges , an welchem die den Mikroskoptubus 

 umgreifende Hülse angebracht ist, seitlich in der Mitte zwei metallene 

 Ansatzstücke , welche mit einer Nase , durch eine Flügelschraube 

 fixirbar, in den verticalen Schlitzen von zwei verticalen metallenen, 

 23 cm langen Schienen gleiten , die beiderseits vom Camerabalg 

 unten an der Deckplatte mit Winkelstück befestigt sind. Auf der 

 Rückseite tragen diese beiden Schieneu eine grobe Theilung in Cen- 

 timeter , damit ein gleichmässig horizontales Ausziehen des Camera- 

 balges controUirt werden kann. 



