1;')2 Czaplewski: Ein neuer mikrophotographischer Ai)parat. XIII, 2. 



Deckplatte des Ai)i)arates wird die erwähnte bewej^lielie, am Boden 

 des A])parates lie;j,'ende Einlej;i)latte etwas nach liinten vorj?ezof?en, 

 das Mikrosko]) mit seinem Fuss in den beschriebenen Aussclmitt 

 der Ein1e;?e])latte einj?esetzt und nun mit dieser zusammen in den 

 Apparat an seinen IMatz gesclioben. Es stellt dann ;;{'nau so, dass 

 die Achse des Tubus verlängert den Mittelpunkt der Cassette , also 

 der ijhotographischen Platte nach Aufsetzen der Camera treffen würde. 

 Es wird jetzt bei };ei»rt"netem Lichtschieber des Apparates das 

 Präparat im Mikroskop nochmals genau eingestellt und namentlich 

 das Licht sehr sorgfältig corrigirt. Als Lichtquelle kann man dif- 

 fuses Tageslicht oder eine von der Sonne erleuchtete Mattscheibe 

 benutzen. Ich ziehe das AuER'sehe Gasglühlicht vor. Die Lamix' 

 kann an einem besonders daraufhin eingerichteten Stativ bis fast 

 auf den Tisch gesenkt werden. Da leicht bei unvorsichtiger Ein- 

 stellung ein Bild des Strumpfnetzes des AuER-Brenners auf der photo- 

 grapliisclien Platte abgebildet werden kann, ziehe ich es vor, zwi- 

 sclien den AuER-Brenner und den Apparat eine stehende Schuster- 

 kugel mit Fuss, welche mit Glycerin gefüllt und verkorkt ist, ein- 

 zuschieben. Dieselbe wird durch untergelegte Brettchen nach Bedarf 

 höher oder tiefer gestellt. Gegenüber der Füllung mit Wasser hat 

 die Füllung mit Glycerin den Vorzug, dass die Flüssigkeit einen 

 höheren Brechungsexponent besitzt und nicht verdirbt. Der durch 

 die AuER-Lampe mit vorgesetzter Schusterkugel erhaltene Beleuch- 

 tungskegel wird bei schwachen Vergrösserungen mit dem Concav-, 

 bei starken Vergrösserungen mit dem Planspiegel des MikroskopBs 

 aufgefangen. Der AßBE'sche Gondensor muss entsprechend gesenkt 

 werden, um seine Wirkung voll auszunutzen. Bei schwachen Ver- 

 grösserungen und bei ungefärbten Präparaten wird die Irisblende 

 gebraucht, bei der Immersion für gefärbte Präparate der offene 

 Condensor. Zweckmässig kann auch die Condensorimmersion, d. h. 

 Aufbringen eines genügenden Tropfens Immersionsöl zwischen Gon- 

 densor und Präparat in Anwendung gezogen werden. Nachdem die 

 gewünschte zu photographirende Stelle genau in die Mitte des Ge- 

 sichtsfeldes eingestellt ist , wobei ein beweglicher übjecttisch aou 

 grösstem Nutzen, wenn nicht nnerlässllch ist, und die Beleuchtung 

 genau regulirt ist, wird der Obertheil des Apparates mit der Camera 

 aufgesetzt, in gewünschter Höhe an den Schienen durch die Stell- 

 schrauben fixirt und jetzt die lichtdichte Verbindung zwischen Ca- 

 mera und Mikroskop durcli Herabziehen des Camerabalges zwischen 

 den Leitschienen, bis die Hülse des Camerabalges freibeweglich in 



