XIII, 2. Czaplewski: Ilin neuer mikropliotographisclier Api);irat. if,'} 



ileii Zwiscliennunn der Liclitdiclituu^^sliülse des Mikroskopes taiielit, 

 herjrostellt. An der Ceiitimetertlieiluiij;- der Leitscliieuen wird genau 

 darauf yeaclitet, dass der Balg- beiderseits f^-leicliniässiii^ lierabgezogen 

 ist, worauf er dureli die Stellseliraul)en fixirt wird. 



Es wird mm die „Einstellcassette" mit der Mattselieibe üben in 

 die Deckplatte eingesetzt und diuc li die Yorreiber fixirt. War vor- 

 her Alles rielitig eingestellt, so sieht man jetzt, eventuell unter Zu- 

 liilfenalmie eines Einstelltuches, die matte Einstellscheibe entsprecliend 

 dem Ausschnitt der Einstellplatte erleuchtet. Durch eine geringe 

 Drehung der Mikrometerschraube gelingt es unschwer, das Bild deut- 

 lich auf der matten Scheibe erscheinen zu lassen. Es wird jetzt 

 noch eventuell das Präparat verschoben, bis die gewünschte zu plioto- 

 graphirende Stelle im Mittelpunkt des Bildes erscheint. Hierbei ist, 

 da es sich meist nur um ganz geringe Excursionen handelt, ein be- 

 weglicher oder mindestens centrirbarer Objecttisch fast unerlässlich, 

 weil man sich durch brüske Bewegungen mit der Hand leiclit die 

 ganze bis dahin mühsam erreichte Einstellung verdirbt. Die matte 

 Scheibe wird dann gegen eine klare Glasscheibe ausgewechselt, 

 welche eventuell auf der Unterseite ein centrales eingeritztes Kreuz 

 trägt. Auf dieser Avird das Bild nun noch ganz scharf unter Zu- 

 hilfenahme einer Lupe, wie sie die Photographen benutzen, ein- 

 gestellt. Danach wird, falls die Irisblende bei der Beleuchtung be- 

 nutzt wurde, auch ihr Stand unter Controlle der Lupenbetrachtung 

 corrigirt. Im allgemeinen kann sie etwas mehr geöffnet Averden als 

 bei der einfachen mikroskopischen Betrachtung. Soll mit orthochroma- 

 tischen Platten photographirt Averden, so wird in die Hufeisenschiene 

 vor dem Lichtschieber des Apparates eine Orangescheibe geschoben 

 und entsprechend der dadurch hervorgerufenen Verdunkelung die 

 Correction der Irisblende vorgenoimnen. Au der Stellung des Mikro- 

 skopspiegels und des AßBE'schen Beleuchtungsapparates darf nach 

 Verbindung des Mikroskops mit der Camera natürlich nichts mehr 

 geändert werden. Dann wird die Schrankthür des Apparates ge- 

 schlossen und xnu dem Inneren desselben jedes Nebenlicht abge- 

 schlossen , indem über die Deckplatte hinüber ein oben etwas ver- 

 engter, aber oben und unten offener Sack aus lichtdichtem Zeug (Ein- 

 stelltuch) gehängt Avird, dessen untere Kaute durch einen eingenähten 

 zu einem entsprechend grossen Viereck gebogeneu Eisenstab bescliAvert 

 ist. Durch diesen ist die Lücke zwischen dem oberen Rand der 

 Wände des Apparatkastens und der Deckplatte bedeckt. Alles Licht 

 kann jetzt in den Apparat nur noch durch die Öffnung des Licht- 



