XllI, 2. Czaplewski: Ein neuer luikropliotographischer Apparat. 15,", 



Klic man den Ajjparat in CJebraucli nimmt, muss man erst die 

 Stellunj^en desselben bei verschiedenen Vergrösserungen fixiren. Zu 

 diesem Zwecke wird ein Objectivmikrometer (1 mm in 100 Thcilc 

 .uetlicilt) im Mikroskop einj;estellt , bei verscliiedenen Coniljinationcn 

 von Objectiv und Ocular. Auf die Mattscheibe wird dann ein ge- 

 naues Centimetermaass mit Millimetertlieihmg (am besten aus Ghis) 

 aufgelegt und nun die Deckplatte des Apparates an den Schie- 

 nen so lange verschoben, bis sich die gewünschte Anzahl von 

 Theilstrichen der Objectivmikrometerscala mit denen der aufgelegten 

 ( 'entimeterscala decken , wobei durch Beobachtung der Millimeter- 

 scaleu an den Eisenschienen des Apparates auf eine genau h(»riz<in- 

 tale Stellung der Deckplatte geachtet wird. Natürlich niuss Ix'i 

 diesen Einstellungsversuchen der Camerabalg etwas gehoben werden, 

 um nicht etwa auf den Tubus zu drücken. Man notirt sich nun den 

 Auszug des Camerabalges, gemessen an den Millimeterscalen der 

 Eisenschienen, und die benutzte optische Combination mit Tubusaus- 

 zug, um die gewünschte Vergrösserung immer sofort wieder finden 

 zu können. 



Idi fand z. B. 



Vergrösserung 100 bei Winkel Obj. 3 Oc. 3 Tubusausz. 185 mm Balgausz, 10 cm 



Iram.Vu n 1 :: 185 ^ „ 9 ,, 



•, Vu :, -^ :, 185 . . 10 . 



Sclion bei Benutzung dieser gewöhnlichen Systeme und Oculare 

 erhielt ich scharfe und klare Bilder. Natürlich wird man auch 

 ebenso, und wohl mit noch besserem Erfolg Apochromate und Pro- 

 jectionsoculare, welche letztere ja ebenfalls nur einen kurzen Auszug 

 des Camerabalges beanspruchen, verwenden können. 



Ich habe absichtlich alle Details möglichst genau wiedergegeben, 

 um eine etwaige Construction des Apparates zu erleichtern. Da- 

 durch erscheint der Apparat viel complicirter, als er in Wirklichkeit 

 ist , da ich die Details umständlich auseinandersetzen musste , um 

 Missverständnisse zu vermeiden. Das Arbeiten damit ist ungemein 

 einfach und geht schnell , die Resultate sind sicher. 



Hinsichtlich der benutzten Platten will ich noch bemerken, dass 

 ich mit solchen verschiedener Firmen gearbeitet habe. Gut bewährt 

 haben sich auch mir u. a, die ScHLEussNER'chen Trockenplatten. Da 

 alle Platten, welche bei künstlichem Licht exponirt werden, gewiUin- 

 lich nicht die genügende Dichtigkeit erlangen , so muss man sie, 

 wie das auch Heim betont, meist verstärken. Ich benutzte zu diesem 



