160 Korn au th: Schnittstrecker für Paraffinschnitte. XIII, 2. 



die Scheibe /" in einer stabilen Lage anf- nnd abgescliraubt und 

 durcli dieses Drehen die Spindel h nach unten oder nach oben ver- 

 schoben werden. 



Ich iilaube durch diese Vorrichtung der zeitraubenden l'nbe- 

 (lucuilichkeit beim Einstellen der Objecte , welche besonders beim 

 Arbeiten mit den mit einer P^inschnappvorrichtung versehenen Mikro- 

 tomen selir lästig ist, vollkommen abzuhelfen und bringe sie daher 

 zur allgemeinen Kenntniss. 



Zur Erklärung der Figuren diene noch Folgendes : 

 In Figur 1 sehen wir das REiCHERx'sche Mikrotom in der Seiten- 

 ansicht mit der über dem Zahnrad angebrachten Regulirscheibe /". 

 Figur 2 stellt einen Längsdurchschnitt der Regulirvorrichtung mit 

 der Mikrometerschraube und dem Zahnrade dar. In Figur 3 end- 

 lich ist die projectirte Befestigung der Scheibe f an dem Zahnrade 

 zu sehen. 



[Eingegangen am ID. Juli 1896.] 



Schnittstrecker für Paraffinschnitte 

 mit dem „The Cathcart improved Microtome". 



Von 



Dr. Karl Kornauth 



in Wien. 



Hierzu vier Holzschnitte. 



Wie bekannt, ist das CAXHCART-Mikrotom ^ derzeit das einfachste 

 und billigste aller Mikrotome mit Führung und beruht im wesent- 

 lichen darauf, dass eine flachgängige Schraube das gefrorene oder 

 irgendwie eingebettete Untersuchungsmaterial hebt , und von dem- 

 selben durch einen auf zwei Glasstreifen gleitenden Hobel beliebig 



^) Beschrieben und abgebildet in Kitt, Bacteriologische und patho- 

 logisch-histologische Hebungen, Wien 1889; ferner diese Zeitsclir. Bd. VI, 

 1889, p. 48(3 (Figur)-, Bd. X, 1893, p. 458. 



