XIII, 2. Kaiser: Hülfsapparat zum Nachzeichnen luikroskop. Präparate. 1 G 5 



gleicliem Abstand des Objectes von Au^c und Zeichnun«,^ eine etwa 

 t'iinffaclie Vergrösserimg (!• r letzteren. In den meisten Fällen ge- 

 niij;t bei den schwachen Vergrösserun<i,en , für welche der Apparat 

 nur berechnet ist, lediglich die Vergritsserung der Zeichnung. Denn 

 nachdem man in dieser Alles ausgeführt hat, was das blosse Auge 

 aiifzuli>sen vermag, ist es leicht, mit Hülfe einer Lupe oder des 

 Mikroskopes ohne Zeichenapparat das Dild zu vervollständigen und 

 feiner auszuführen. Auch ist es oft vortheilhaft, durch momentanes 

 Zwischenhalten einer Lupe zwischen Ocular und Object sich über 

 P^inzelheiten zu orientiren. Zu diesem Zwecke benutzt man am besten 

 ein Convexglas von etwa 5 cm Durchmesser mit Fassung und Hand- 

 gritf. Letzteres wird dem Apparate nur auf besonderen Wunsch bei- 

 gefügt, da angenommen wird, dass die Meisten, welche mikroskopisch 

 arbeiten, schon eine Lupe besitzen. Auch die grossen Linsen für 

 den Augenspiegel eignen sich dazu. 



Will man aber das Object selbst vergrössern und dem Auge 

 näher rücken, so schiebt man in die Ocularblende eine Convexlinse 

 ein. In diesem Falle ist die Coucavlinse im Objecttische unentbehr- 

 lich, um die Wirkung des Convexglases auf die Zeichentiäche auf- 

 zuheben, und zAvar muss die Concavlinse mindestens doppelt so 

 stark sein als die gleichzeitig gebrauchte Convexlinse. Man kann 

 also von den erwähnten Linsen -j- .5 mit — 10 und — 20, +10 

 aber nur mit — 20 combiniren. Aus letzterem Gründe ist auch er- 

 sichtlich, warum auf die Hinzufügung einer Convexlinse von -]- 2() D. 

 verzichtet ist. Es empfiehlt sich, bei letzterer Methode den Object- 

 tisch der Zeichenfläche so weit zu nähern, dass man nocli ungehin- 

 dert darunter zeichnen kann, da die Wirkung des Convexglases um 

 so besser corrigirt wird und die Accomodation um so mehr erleich- 

 tert wird , je mehr man das Concavglas der Zeichenfläche nähert. 

 Dann erst stellt man das Ocular nach dem Objecte ein. 



Der Apparat besitzt den Fehler, dass es nicht möglich ist, auf 

 das Object und die Zeichnung das Auge gleichzeitig scharf zu accomo- 

 diren, und es erfordert namentlich beim Gebrauche der Linsen eine 

 gewisse Übung, um den Apparat auszunützen. Indessen wird der 

 erwähnte Fehler durch das enge Diaphragma der Ocularblende so 

 weit corrigirt , dass der Apparat trotzdem für den Zweck , welchen 

 er erfüllen soll , völlig ausreichend und brauchbar ist. Es soll sich 

 eben nur darum handeln, Übersichtsbilder, für welche die Mikroskop- 

 objective nicht geeignet sind, zu zeichnen. Um zugleich die Zeich- 

 nung zum Messen verwenden zu können, lege man nach Vollendung 



