1(38 Heidenhain: üeber einen gefensterten Objectträger. XIII, 2, 



dem bj ectträger benutzen könne. Den CoRi'scben Object- 

 träger wird man kaum mit Vortlieil in Farblösungen aufstellen kön- 

 nen; denn einmal ist das Material — Messing — in bölierem Maasse 

 cbemiscb angreifbar und zweitens bemerken wir an dem Apparat 

 allerliand .Spalten und Kitze, in denen sieb der Farbstoff festsetzen 

 kann, was zur Versclnnutzung füliren muss. 



Die Gesicbtspunkte, die für die Construction eines solchen 

 Objectträgers aus Metall maassgebend sein müssen, liegen auf der 

 Hand; es müssen grösstmöglicbe Einfachheit, Handlichkeit, 

 Sauberkeit und — last not least — Billigkeit angestrebt werden. 

 Irgend welche complicirteren Einrichtungen durften nicht angebracht 

 werden , weil dies vor allem den Preis erhöht hätte ; ebenso durfte 

 dem mikroskopischen Techniker für den Gebrauch des Instrument- 

 chens nicht die Erlernung neuer ungewohnter Handgriffe zugemuthet 

 werden. Vielmehr war zu wünschen , dass der Objectträger genau 

 so gehandhabt werden kihme wie jeder andere auch. Dies ist nun 

 gewiss der Fall, und will ich gleich hinzufügen, dass die Firma Zeiss 

 auch bei Ausführung dieser Kleinigkeit ihrem bewährten Principe, 

 das m()glichst Gute zu leisten, treu geblieben ist imd eine sehr ge- 

 naue und saubere Arbeit geliefert hat. Bei der silberweissen 

 Farbe des Aluminiums trägt der kleine Apparat auch eine augen- 

 fällige Eleganz zur Schau. 



Der Objectträger ist erstaunlich leicht und passt, da das eng- 

 lische Format gewählt Avurde , in die gewöhnlich gebrauchten 

 Papeterien und Farbwannen ohne weiteres hinein. In den stär- 

 keren Seitentheilen ist er noch nicht 3 mm dick. Das in der Mitte 

 der Fläche liegende Fenster ist so gross gewählt , dass ein Deck- 

 glas von 20 : 30 mm , welches das Object zu tragen bestimmt ist 

 („Objectplättchen"^), darüber gerade Platz hat; das Fenster hat 

 beiläufig eine Grösse von 18 : 29 mm. Allerdings ist man, wie aus 

 dem Folgenden gleich hervorgehen wird, an diese bestimmte Grösse 

 des Objectplättchens gebunden, allein, um Unbequemlichkeiten 

 zu vermeiden, wurde der Objectträger so construirt, dass ein ohne- 

 hin gangbares Format zur Verwendung gelangt. Dieses kleiner zu 

 wählen, was ja im Gebrauch billiger sein würde, ging nicht wohl 

 an, da die Möglichkeit, Serien von geringem Umfang aufzulegen, 

 offen gehalten werden sollte. 



Das Objectplättchen wird in folgender Weise in dem Metall- 



1) Bei Klönne u. Müller in Berlin, 100 Stück 3*60 M. 



