XIII, 2. Heiclenhain: Ueber einen gefensterten Objectträger. 171 



solches, welches nicht mit Immersion betrachtet wird, so wird 

 die beschriebene Art der Fixation meist auch für die Dauer völlig 

 genügen. Soll aber mit Immersion untersucht werden, so muss 

 das Pr;ii)arat unverrückbar festgestellt werden, damit es nicht zur 

 Ansaugung und Adhäsion an der Froutlinse des .Systems koiuiiit. 

 Dann muss also das Objectplättchen in geeigneter AVeise festgekittet 

 werden. 



l'm die Betrachtung von der dem Schwalbenscliwanz gegenüber 

 liegenden Unterseite des ül)jectträgers her zu erleichtern und 

 um eine möglichst grosse Raumausnutzung zu gewähren , habe ich 

 den Rand des Fensters auf dieser Seite abschrägen lassen, da- 

 mit gelegentlich der Mikroskopie au der Hand starker Vergrösse- 

 rungen, wenn man bei der Untersuchung sich gegen die Peripherie 

 des Fensters hin bewegt, die Linsenfassung nicht so l)ald an den 

 Metallrand austossen möchte. 



Für die Färbung auf dem Objectträger wäre noch Folgendes 

 zu merken. Das Aluminium färbt sich in vielen der gewöhnlich zur 

 Verwendung gelangenden Farben garnicht oder nur spurweise mit. 

 Ein gewiegter Färbetechniker wird ja ausserdem geneigt sein, wenn 

 irgend möglich, recht verdünnte Farblösungen zu gebrauchen. Seit 

 Jahren habe ich z. B. auch die Anilinfarben beim Gebrauch in zum 

 Theil colossalem Grade verdünnt, wobei man viel bessere Färbungen 

 erhält als mit concentrirten Lösungen.^ Um eine Verschmutzung des 

 Objectträgers während der Färbungsprocedur zu vermeiden, muss 

 natürlich der Ueberschuss der Flüssigkeiten, durch welche der Ob- « 

 jectträger hindurchgeht, namentlich anhängende Farbflüssigkeit nach 

 Möglichkeit entfernt werden. Man erreicht die Reinigung des 

 Schwalbenschwanzes und der anderen Rinnen, welche um das Fenster 

 herum, zwischen Deckglas und Metall sich bilden, leicht, wenn man 

 ein Leiuentuch über die Fingerspitze zieht und mit dem Fingernagel 

 an den Kanten entlang fährt. Sollte der Objectträger unter der 

 Färbung dennoch verschmutzen, was z. B. bei der Eisenhämatoxylin- 

 färbung in starkem Grade der Fall ist, so muss mau eben das fer- 

 tige Präparat aus dem Rahmen herausziehen und in einen zweiten 



') Der Zusatz von Anilinöl ist meiner Erfahrung nach gänzlich nutz- 

 los und sogar schädlich, weil die Anilinöl-haltigen Lösungen sich viel 

 leichter zersetzen. Und speciell ist das Anilinöl wegen seiner sonstigen 

 üblen Eigenschaften so widerwärtig, dass ich nur höchst ungern damit 

 arbeite. 



