XIII, 2. KaiHwaicw: TliiMiiKtstat mit Erwärmung ohne (Sasbcniitzunf;-. 177 



Die bcitlen Fortsätze des Kölirclieiis e dienen als I^eiter der Wärme ; 

 sie werden von der Flamme erliitzt nnd ül)ertraj4"en die Wärme auf 

 das Ivldirelien, dem sie aufsitzen, und mittels des Kolires a dem Benzin. 



Mau kann die Grösse der Flaunue selir leicht in ziendich weiten 

 Grenzen verändern, indem man das liölirolien <• mit den Fortsätzen 

 liiuauf- oder hiuabschraubt ; je uaeli der Stellung- der Fortsätze wird 

 das Benzin mehr oder wenig-er stark erwärmt. 



Die Vorzüge dieser Lampe sind folgende : 1) die Lampe brennt 

 ohne Cylinder, daher genügen sehr geringe Bewegungen der Platte 

 unseres Thermostaten ; 2) sie giebt beim Brennen gar keinen Kuss, 

 ausgenommen, wenn die Flamme zu gross ist, was schon aus dem 

 (iruude zu vermeiden ist, w-eil eine grosse Flamme gar nicht nöthig 

 ist ; 3) die Grösse der Flamme ist leiclit in ziemlich weiten Grenzen 

 regulirbar ; 4) der grösste Vorzug' ist meiner Meinung nach der, 

 dass die Grösse der Flamme, einmal ein- 

 gestellt, die ganze Breunzeit hindurch die- 

 selbe bleibt, wogegen bei anderen Benzin- 

 und Petroleumlampen mit der Zeit sich 

 auf dem Dochte eine Kruste bildet, Avelche 

 die Flamme nach und nach kleiner macht. 1 

 Bei der PuscHKAREFp'schen Benzinlampe 

 ist die Bildung einer Kruste ganz aus- 

 geschlossen, g 



Wenn es sich darum handelt, eine j^ 



constante Temperatur nur wenige Stunden 



im Tliermostaten zu erhalten, und wenn man sich die Mühe giebt, 

 das Thermometer ungefähr jede Stunde zu controUiren , also be- 

 sonders auf Reisen, wo man nicht die Möglichkeit hat, einen com- 

 pUcirten Apparat mitzunehmen, kann mau sich der Puschkareff- 

 schen Lampe ganz gut ohne einen automatischen Tliermoregulator 

 bedienen, da die Temperatur des Thermostaten bei sorgfältiger Ein- 

 stellung der Flamme sieh nur sehr langsam verändert. 



Betrachten wir nun nochmal die bewegliche Platte des Thermo- 

 staten. Dieselbe ist rechteckig aus dünnem Eisenblech, ihre Seiten- 

 wände sind 13 und 22 cm lang. Sie wird an einer der unteren 

 Kanten des Thermostaten so angebracht , dass die kürzeren Dimen- 

 sionen nach oben und unten, die längeren nach den Seiten gerichtet 

 sind. Die Rotationsachse ist parallel den kürzeren Rändern, in 

 gleicher Entfernung von beiden. Man muss dar.auf Acht geben, 

 dass die Lage der Rotationsachse möglichst der der Gleichgewichts- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XIII, 2. 12 



