182 Karawaiow: 'riieniiostat mit Ki-\v;irimin^' olmc Gasbenutzung. XIII, 2. 



bleibt fest , wogegen der zweite , welclier diircli den oberen Kork 

 in das dünne Ivolir liineingelit, mit der Hand nach oben und nach 

 unten versclioben werden Ivanii. y\:u\ l\ann also sein unteres Ende 

 so einstellen, dass es bei gewisser Temperatur mit dem Niveau 

 des Quecksilbers in Berührung kommt und dadurch der Strom aus- 

 gelöst wird. 



Wie man leiclit sieht, ist der beschriebene Auslöser eigentlich 

 ein modificirtes Luftthermometer; leider ist er vom Barometerstande 

 abhängig; wie ich aber schon Itemerkt habe, ist das für mikro- 

 skopische Zwecke, also für Parattindurchtränkung, kein grosser Nach- 

 theil, da die Schwankungen des Barometerstandes nicht so gross sind. 

 Wenn man dagegen von dem elektrischen Auslöser eine sehr genaue 

 Leistung verlangt, so bediene man sicli des RoHRBECK'schen. 



Den beschriebenen Ausl(»ser senkt man so weit in den inneren 

 Kaum des Thermostaten hinein , dass das obere Ende des Probir- 

 rohres ganz von dem Korke umgeben ist, durch den es in ein Metall- 

 rohr befestigt wird, welches durch die beiden Doppelwände (und mit 

 ihnen verlöthet) in den Innenraum des Thermostaten hineingeht. Da- 

 durch wird der Eintluss der Zimmertemperatur gänzlich ausgeschlos- 

 sen , da der ganze Luftraum des Auslösers sich nun im Innenraum 

 des Thermostaten befindet. 



Für die Batterie eignen sich am besten die Elemente von Mei- 

 DiNGEK, von denen vier oder fünf mittlerer Grösse völlig genügen. 

 Diese zeichnen sich gegen alle übrigen durch ihre lange andauernde 

 Constanz aus. Wie lange sie bei Benutzung mit meinem Thermo- 

 staten arbeitsfähig bleiben, w^eiss ich noch nicht, sie werden aber 

 bekanntlich bei anderen Thermostaten , bei welchen der Elektro- 

 magnet gleichfalls eine wichtige Rolle spielt, mit Vortheil angewandt. 

 Beim Telegraplien arbeiten sie viele ]Monate lang, ohne dass ein 

 Wechsel der Flüssigkeit nötliig wird. Die Erneuerung der letzteren 

 sowie die Ersetzung des verbraucliten schwefelsauren Kupfers ist ja 

 auch keineswegs kostspielig. 



Die Art der Verbindung des elektrischen Auslösers, des Elektro- 

 magneten und der Batterie unter einander ist wohl ohne Aveiteres 

 verständlich ; sie ist auch schematisch auf Figur .5 und 6 dargestellt. 



Um sich nun meines Thermostaten zu bedienen, zündet man 

 die Lampe an und stellt sie in der geschilderten Weise unter den 

 Apparat. Man beginnt mit einer kleinen Flamme, die man lang- 

 sam und stundenlang wartend grösser macht ; der Platindraht des 

 inneren Röhrcliens des Auslösers ist dabei hoch heraufgezogen. 



