XIII, 2. Referate. 211 



construirt, welcher angefertij^t wird von dem Meeliaiiiker W.A. lliuscii- 

 MANX, Berlin, Johannesstr. 14/15. Dieser „Deckglastrockner" Jjesteiit 

 aus einem ziemlich massiven, in der Glitte durchbohrten Stahlring und 

 2 an demselben befestigten kleinen Metallarmen {a, 6), welche nach 

 entgegengesetzter Richtung verlaufen und einen Winkel von 180" 

 zwischen sich lassen. Der Stahlring wird auf die verticale Achse 

 der betreffenden Centrifuge , welche man zur Verfügung luit fdie 

 Art der mechanischen Kraftquelle für die letztere ist ohne Bedeutung, 

 und lassen sich sowohl Hand- als auch Wasser- und elektrische Centri- 

 fugen benutzen) , aufgesetzt und auf derselben durch eine kleine 

 Schraube {S) befestigt. An seinem peripheren Ende trägt jeder der 

 kleinen Metallarme eine federnde Gabelklemme, welche das zu trock- 

 nende Deckgläscheu an einer seiner Ecken festhält und verhindert, 

 dass dasselbe, während die Centrifuge in Thätigkeit ist, fortgeschleu- 

 dert wird. Ferner befindet sich am Ende jedes der beiden Metall- 

 arme eine kleine Schutzplatte {A, B) aus Metall , auf welcher das 

 betreß"ende Deckgläschen aufliegt und welche verhindert, dass das- 



selbe bei etwaiger zu schneller Umdrehungsgeschwindigkeit durch 

 den Luftwiderstand abgebrochen wird. Es hat sich als zweckmässig 

 erwiesen, die Lage dieser Schutzplatte und damit auch die des 

 Deckgläschens so zu w\ähleu, dass dasselbe während der Trocknung 

 nicht ganz senkrecht steht, sondern von der Verticaleu um einen 

 Winkel von 35*^ abweicht. Um denselben Winkel steht die Schutz- 

 platte auch gegen die Achse des ihr zugehörigen kleinen Metallarmes 

 gedreht. Diese Stellung hat den Zweck, die Einwirkung der Schwer- 

 kraft und der Centrifugalkraft auf das zu trocknende Präparat mög- 

 lichst auszuschalten, so dass, wenn der Deckglastrockner um die 

 Achse der Centrifuge rotirt, nur der starke, contiuuirliche Luftwider- 

 stand, welcher die Präparatenseite des Gläschens trift't, für die Luft- 

 trocknung desselben in Betracht kommt. Gemäss der Einrichtung 

 des Apparates können immer 2 Präparate auf einmal getrocknet 

 werden, es genügen dazu gewöhnlich 5 bis 10 in massig beschleu- 

 nigtem Tempo ausgeführte Umdrehungen des Kurbelgriff"es der Centri- 

 fuue. Bei der Untersuchung wenig cohäreuter Flüssigkeiten empfiehlt 

 es sich, die Mitte des Deckgläschens mit einem möglichst kleinen 



