293 Karawaiew: Ein verbesserter Thermostat. XIII, 3. 



nähert sicli allmählich der Flamme ; in einem gewissen Moment wird 

 sie theilweise bedeckt ; der nnbedeckte Theil der Flamme kann noch 

 gross genug bleiben, um die Temperatur im Thermostaten zu er- 

 höhen, die Platte deckt aber allmählich die Flamme noch mehr und 

 in einem gewissen Momente steigt die Temperatur nicht mehr an. 

 Von nun an verändert sich die Temperatur fast gar nicht. Wenn 

 die äusseren Verhältnisse, z. B. die Zimmertemperatur oder die 

 Flammeugrösse sich verändern (letzteres ist aber bei der Puschkareff- 

 schen Lampe nicht zu erwarten), so verändert sich in Folge der 

 Veränderung der Thermostaten-Temperatur sofort in entsprechender 

 Itichtung und entsprechendem Grade die Stellung der beweglichen 

 Platte, und die Temperatur bleibt wieder die frühere. 



Theoretisch betrachtet muss also der Thermostat eine constante 

 Temperatur ergeben, und so erwiesen sich seine Leistungen auch 

 bei der Prüfung. Die Schwankungen der Temperatur waren so ge- 

 ringe, dass ich sie fast nicht bemerkte; dabei ist aber zu bemerken, 

 dass während der Prüfungszeit^ der Barometerstand sich wesentlich 

 nicht veränderte. Wie aus der Construction des Regulators leicht 

 ersichtlich, ist er vom Barometerstande abhängig, da das Volumen 

 der Luft in den Reservoiren ausser von der Temperatur in geringem 

 Grade auch von dem letzteren abhängig ist; vermuthlich ist aber 

 dieser Fehler nicht gross ; für mikroskopische Zwecke , also für 

 Parafiindurchtränkung , kann er ohne ZAveifel ausser Acht gelassen 

 werden. — Das Kautschukreservoir befindet sich ausserhalb des 

 Thermostatenkastens, also in einem Medium, dessen Temperatur ge- 

 wissen Schwankungen unterworfen ist; diese Schwankungen können 

 aber, hoffe ich, fast gar keinen Eiufluss auf die Arbeit des Regula- 

 tors haben, da die Wand des äusseren Reservoirs aus Kautschuk, 

 also aus einem schlechten Wärmeleiter besteht. Es wäre auch mög- 

 lich, das Kautschukreservoir im Innern des Kastens anzubringen und 

 die senkrechte Stange D durch die Doppelwände hindurchzuführen. 



Ich hoffe, dass mein Thermostat solchen Mikroskopikern , die 

 keine Möglichkeit haben, sich des Gases zu bedienen, gute Dienste 

 leisten wird, z. B. auch an biologischen Stationen, welche ja meist 

 nicht im Stande sind, eine Gasleitung anzulegen. Die Anwendung 

 des Thermostaten ist keineswegs mit Mühe verknüpft; man braucht 

 das Reservoir der Lampe nur zweimal des Tages mit Benzin zu 

 füllen, da bei mittlerer Flammeugrösse das Reservoir auf 17 Stunden 



^) Für eine gewählte Temperatur etwas weniger als zwei Tage lang. 



