XIII, 3. Schiefferdeckcr: Kleine Mittheilungen. 299 



Brennzeit liini-eiclit ; die Unterhaltung ist .lucli nicht kostspielig. — 

 Für bacteriolog-ische Zwecke kann der Thermostat auch vergrössert 

 werden; denn wenn die Lampe meinen kleinen Thennostatenkasten 

 leicht auf 60*^ und höher erwärmen kann, so kann sie ohne Zweifel 

 einen viel grösseren Kasten auf eine niedrigere Temperatur bringen, 

 wie sie die Bacteriologen anwenden. Es könnten auch zwei Lampen 

 neben einander oder eine veränderte Lampe mit einer Anzahl von 

 Flammen verwendet werden; dann würde es genügen, wenn die be- 

 wegliche Platte eine der Flammen bedeckte, um die Temperatur zu 

 erniedrigen. Endlich könnte man auch eine Petroleumlampe mit 

 grosser Flamme in Gebrauch nehmen. 



Um den Einfluss des Barometerstandes auszuschliessen, könnte 

 man auch die beiden Reservoire des Regulators mit Wasser füllen, 

 da ja Flüssigkeiten durch die geringen Schwankungen des Barometer- 

 standes fast absolut nicht comprimirbar sind. Es scheint mir aber, 

 dass man sich mit der Verwendung der Luft völlig begnügen kann, 

 da das Füllen der Reservoire mit Wasser ziemlich umständlich wäre 

 und sein Ausdehnungscoefficient viel geringer ist als der der Luft. 



Der Apparat wird angefertigt und ist zu beziehen von Dr. Her- 

 mann Rohrbeck (Firma F. Luhme & Co.) Berlin NW., Karlstrasse 24. 



[Eingegangen am 3. December 189G.] 



Kleine Mittlieilungen. 



Von 



P. SchieiFerdecker 



in Bonn. 



I. Das Signiren von Präparaten. 



Wenn man ein mikroskopisches Präparat signiren will, so ist 

 die gewöhnliche Methode die, dass man eine Etikette aufklebt und 

 auf dieser dann schreibt. Dieses Verfahren ist einigermaassen um- 

 ständlich, man verliert an Raum, und schliesslich ist es auch noch 

 unsicher, da die Etiketten sich etwa ablösen. Diese Uebelstände 

 haben mich seit einigen Jahren bewogen, mich nach einer Methode 



