Band X. Heft 1. 



lieber eine neue VoiTiclitnng' zum Heben des 

 Objeets am Jung*'sclien Mikrotom. 



Von 

 Dr. A. imd H. Borgert 



in Kiel und Hamburg. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Bei einem im Jahre 1889 von Herrn Mechaniker R. Jung in Heidel- 

 berg bezogenen Schlittenmikrotom wurde nach unserer Angabe der 

 Objecthalter mit einer Vorrichtung versehen, die eine langsame, gleich- 

 massige Auf- und Abwärtsbewegung und somit eine genaue Einstellung 

 des Objeets ermöglichen sollte. Da sich dieselbe in der Zwischenzeit 

 recht gut bewährt hat, so soll sie hier als empfehlenswerthe Ergänzung 

 zu den JuNa'schen Schlittenmikrotomen näher beschrieben werden. 



Der Besprechung der Constructiou dieses Apparates seien einige 

 Worte über die Vortheile einer derartigen Einrichtung, sowie einige 

 Bemerkungen über ein Paar Vorschläge vorangeschickt, die zur Er- 

 reichung des gleichen Zweckes inzwischen von anderer Seite gemacht 

 wurden. 



Bei der bisherigen Einrichtung der Objecthalter an den JuNG'schen 

 Schlittenmikrotomen musste mau, wenn man beim Schneiden das obere 

 Ende der Schlittenbahn mit dem Objecthalter erreicht und letzteren 

 nach unten zurückgeführt hatte, das Object mit der Hand so viel 

 höher stellen, dass die Schnittfläche wieder in der Höhe der Messer- 

 schneide lag. Da sich diese Manipulation jedoch kaum ohne eine 

 Drehung des Objeets ausführen Hess, so war dieselbe, namentlich bei 

 schiefer Objectstelluug, stets mit dem Ausfall mehrerer Schnitte ver- 



Zeitschv. f. wiss. Mikroskopie. X, 1, 1 



