X, 1. Referate und Besprechungen. 85 



richtung beschreibt und mit sechs in autotypischem Verfahren gedruck- 

 ten Bacterienaufnahmen illustrirt ist. Den Schluss der Jahresübersicht 

 bilden die von Dr. med. Lakek in Graz hergestellten stereoskopischen 

 Mikrophotogramme. Die Bilder wurden nach einer , auch schon von 

 Anderen versuchten Methode hergestellte Es werden nämlich die beiden 

 Aufnahmen nach einander gemacht, und zwar derart, dass das Object 

 bei der ersten Aufnahme so postirt wurde, dass sein Bild, welches kaum 

 die halbe Grösse des verwendeten Plattenformates benöthigte, beispiels- 

 weise auf die linke Plattenhälfte fiel. Dieser Aufnahme folgte eine 

 zweite, bei welcher das Object parallel zu sich selbst und gleichzeitig 

 parallel der längeren Kante der pbotographischen Platte so lange nach 

 links geschoben wurde, dass sein Bild auf die rechte Plattenhälfte fiel. 

 Die erste Aufnahme, bei welcher das Object mehr von der linken Seite 

 gesehen wurde, entspricht dem Anblicke mit dem linken, die letztere 

 Aufnahme, bei welcher es mehr von rechts gesehen wird, dem mit dem 

 rechten Auge. Die stereoskopische Wirkung ist gut. Immerhin bleibt 

 die Methode nur bei ganz schwachen Vergrösserungen anwendbar. Zur 

 bequemen Verschiebung des Objectes ist dasselbe auf einem zwischen 

 entsprechend gestellten, festen Leisten verschiebbaren Holztäfelchen 

 anzubringen. Auf die Beleuchtung ist grosse Sorgfalt zu verwenden, 

 da nur bei guter Vertheilung von Licht und Schatten plastische Bilder 

 erzielt werden. Dr. R. Neuliauss {Berlin). 



Zettnow, Ueber die Lösung von Amphipleura pellucida 

 und ein violettes Kupfer- Jodfilter. (Edeb's Jahrb. f. 

 Photographie u. Reproductionstechnik, Bd. VII, 1893, p. 262). 

 Als bestes violettes Lichtfilter erweist sich nach Zettnow eine 

 Lösung von Jod in Chloroform; dieselbe lässt in passender Concentration 

 nur rothe und violette Strahlen hindurchtreten, Absorbirt man die 

 rothen Strahlen durch ein Kupfer - Ammonfilter , so bleibt nur violettes 

 Licht übrig. Enthält die Jod-Chloroformlösung ein halbes Procent Jod, 

 so genügt eine 6 mm dicke Schicht, um mit Strahlen von G ab nach 

 H hin allein zu arbeiten. Bei diesem Kupfer-Jodfilter kommen also 

 zwei Cüvetten zur Verwendung, da einerseits die wirksamen Stoffe 

 chemisch nicht indifferent sind, anderseits die Flüssigkeiten sich auch 

 nicht mischen. Da das Auge für violette Strahlen wenig empfindlich 

 ist, so wird das Gesichtsfeld stark verdunkelt ; selbst bei klarer Sonne 

 macht sich dieser Lichtverlust beim Einstellen auf der Scheibe unange- 



•) Neuhauss, R., Lehrbucli der Mikrophotographie, p. 169. 



