154 Zoth: Ueber die KüHung von Projectionspräparaten. X, 2. 



hing nicht in Betracht kommen könnte. — Als die unter den gegebenen 

 Umständen beste und einfachste Absorptions-Kühlvorrichtung stellt sich 

 also ein Trog von etwa 5 cm Dicke dar , welcher mit ausgekochtem 

 destillirten Wasser gefüllt (nicht luftdiclit verschlossen) in den Weg 

 des Beleuchtungskegels eingeschaltet, zum Beispiele, passend gefasst, 

 vor den Beleuchtungskopf der DuBoscQ'schen Laterne aufgesteckt wird. 

 Der Einfluss eines solchen Absorptionskühlers ist nicht unbedeutend. 

 Während sich beispielsweise bei einem Versuche ein (besonders mon- 

 tirtes, s. unten) Thermometer, an eine bestimmte Stelle nahe dem 

 Brennpunkte des Beleuchtungskegels einer DuBoscQ'schen für mikro- 

 skopische Projectionen eingerichteten Lampe gebracht, binnen zwei 

 Minuten schon um 35 ^ erwärmte , trat bei Einschaltung des Kühlers 

 unter sonst ganz gleicher Anordnung in fünf Minuten nur eine Er- 

 wärmung um 10 " auf, und die Temperatur verblieb sodann constant 

 auf 30 bis 35 0. — 



Der Absorptions-Kühler genügt jedoch nicht für alle Fälle; selbst 

 in Harz eingeschlossene Präparate, welche mit starken Vergrösserungen 

 beobachtet werden sollen, fangen in Folge der Erhitzung zu schrumpfen 

 an und das Harz erweicht, sobald man den Focus des ABBE'schen Be- 

 leuchtungsapparates nur nahe an das Präparat heranbringt; um wie 

 viel weniger könnten unter solchen Umständen Projectionen lebender 

 Präparate vorgenommen werden. Für diese Fälle empfiehlt sich neben 

 der Kühlung durch Absorption der Wärmestrahleu die d i r e c t e 

 Kühlung des Präparates durch Wärmeleitung, die aber unter be- 

 stimmten Verhältnissen mit entsprechenden Modificationen der Kühl- 

 vorrichtung auch für makroskopische Projectionen Verwendung finden 

 kann. — Für mikroskopische, auf Objectträgern aufzupräparirende Ob- 

 jecto, wie sie ja meistens zur Projection in Verwendung kommen, habe 

 ich folgenden Kühler angefertigt: Die Mitte der Fläche einer Messing- 

 platte von 6*25 mm Dicke, 70 mm Länge und 40 mm Breite ist durch 

 ein kreisrundes Loch von 18 mm Durchmesser durchbohrt, welches 

 beiderseits durcli runde Deckgläschen von 21 mm Durchmesser ver- 

 schlossen wird. Diese sind so in eine eingedrehte Nuthe eingelassen 

 und eingekittet, dass ihre äusseren Flächen genau in einer Ebene mit 

 den Flächen der Messiugplatte liegen. Von der einen Schmalseite her 

 ist die Messingplatte bei a und b (s. umstehende Figur, % der natür- 

 lichen Grösse) angebohrt, und diese Bohrungen führen, wie aus der 

 Figur ersichtlich, in den zwischen den beiden Deckgläschen befindlichen 

 flachcylindrischen Hohlraum, Nach aussen sind an diese Bohrungen 

 die beiden Schlauchansätze a und b angebracht. Der Objectträger wird 



