X, 2. 



Zoth: üeber die Kühlung von Projectionspräparaten. 



155 



mittels der beiden Federklemmen f auf dem Kühler festgehalten und 

 der ganze Kühler in einen beweglichen Objectschlitten, das Präparat 

 dem Objective zugewendet, eingesetzt. Die Kühlung erfolgt durch 

 strömendes kaltes Wasser, welches durch Schläuche bei a zugeleitet, 

 bei h abgeleitet wird. Der Effect dieses Kühlers ist überraschend. 

 Das oben erwähnte Thermometer diente zu Versuchen, welche eine 

 Vergleichung der mit und ohne 

 directen und Absorptions-Kühler 

 erhaltenen Abkühlungen erlaub- 

 ten. Das Thermometer war in 

 folgender Weise montirt: Zwischen 

 zwei Objectträgern wurde durch 

 eine Korkeinlage ein Trog von 

 5 mm Dicke gebildet, welcher 

 mit Quecksilber gefüllt wurde. In 

 dieses Quecksilber tauchte das 

 Gefäss des feinen Thermometers 

 von oben her ein. Die äussere 



Fläche des der Lichtquelle (Oeffnung des Objecttisches) zugewendeten 

 Objectträgers war dick mit einer Campherflamme berusst worden, und so 

 wurde die ganze Vorrichtung in den Projectionsapparat eingesetzt, immer 

 genau in dieselbe Entfernung vom Brennpunkte, unter sonst ganz gleichen 

 Verhältnissen, nur mit verschiedener Anordnung der Kühler. Die ohne 

 Kühler und mit dem Absorptions-Kühler allein erhaltenen Resultate sind 

 bereits oben erwähnt worden. Unter Verwendung beider Kühler stieg 

 in demselben Versuche die Temperatur in 5 Minuten nur um l'ö**, von 

 25 auf 26"5 und blieb weiterhin auf 26 bis 27° constant. So günstige 

 Verhältnisse für die Erwärmung wie in diesem Experimente finden sich 

 nun in keinem zur Projection bestimmten Präparate, denn diese sind 

 zumeist in hohem Grade durchsichtig, während hier eine dicke Russ- 

 schicht fast sämmtliche Strahlen absorbirte. Thatsache ist es, dass 

 bei den meisten Projectionen mit Verwendung beider Kühler auch nach 

 langer Dauer (15 bis 20 Minuten) der Objectträger kühler vom Tische 

 kommt als er aufgelegt worden war, worüber schon das blosse Anfühlen 

 mit dem Handrücken keinen Zweifel zulässt. 



Ein Nachtheil des Kühlers ist, dass er die Verwendung des ge- 

 wöhnlichen AßBE'schen Beleuchtungsapparates insoferne beschränkt, als 

 man wegen der Dicke der Kühlvorrichtung (6*25 mm) verhindert ist, 

 bei Anwendung von parallelem Lichte den Focus auf die Objectebene 

 oder nahe derselben einzustellen. Herr Professor Abbe hat nun auf 



