162 Koch: üeber eine Wärmeregulirvorrichtiuig für Brutöfen. X, 2. 



Schornsteins s nnd erwärmt also das Wasser des Brutofens nicht. So- 

 bald letzterer sich abkühlt, arbeitet die Kapsel im entgegengesetzten 

 Sinne , der Deckel schliesst den Schornstein und die Wärme wirkt 

 wieder auf den Brutofen. Zur Erleicliterung der Wärmeabgabe aus dem 

 Wasser an den Brutraum ist die Wand des letzteren aus Wellblech 

 hergestellt. 



Will man den Apparat auf eine bestimmte Temperatur einstellen, 

 so lässt man den Brutofen die gewünschte Temperatur annehmen und 



regulirt nun den He- 

 bel j g li zuerst grob 

 mit der Justirungs- 

 schraube _/ und dann 

 fein mit dem Lauf- 

 gewicht^ so, dass der 

 Deckel den Schorn- 

 stein eben schwebend 

 berührt. Findet man 

 dann nach einiger 

 Zeit, dass die Tem- 

 peratur erheblich ge- 

 stiegen ist, so zieht 

 man die Justirungs- 

 schraube etwas an, 

 ist die Temperatur 

 nur wenig gestiegen, 

 so verschiebt man 

 das Laufgewicht g 

 etwas nach dem Un- 

 terstützungspunkt des 

 Hebels hin; auf beide 

 Weisen wird der 

 Schornsteindeckel abgehoben. Umgekehrt verfährt mau natürlich, 

 wenn die Temperatur zu niedrig ist. 



Innerhalb der ersten 14 Tage wird man die richtige Einstellung 

 einige Male controUiren müssen, dann schwankt aber die Temperatur des 

 Brutofens nur sehr wenig, weil der Apparat gegen Variationen in der 

 Temperatur der umgebenden Zimmerluft sehr unempfindlich ist, da er 

 ausser dem Wassermantel iv noch einen diesen umgebenden, mit Kiesel- 

 guhr gefüllten Isolirmantel x besitzt. 



Zur Füllung des Wassermantels dient ein auf der Oberfläche des 



