X, 2. Koch: Ueber eine Wärmeregulirvorrichtung für Brutofen. 163 



Brutofens angebrachtes Loch; man giesst so lange Wasser ein, bis das- 

 selbe aus einer seitlichen Oeflfnung bei a auszuströmen beginnt. 



Der Eingang zum lunenraum des Brutofens befindet sich an der 

 Vorderseite und ist durch eine nach unten aufzuklappende Spiegelglas- 

 scheibe verschlossen, vor die zur Verhütung zu grosser Wärmeabgabe 

 noch eine mit Wachstuch überzogene Asbestplatte gesetzt wird. In 

 dem Eingang zu dem vom Schornstein abgehenden Heizrohr condensirt 

 sich leicht Wasser aus den Flammengasen, und dieses Wasser bringt 

 das Rohr zum Durchrosten und beim Herablaufen den Cylinder der 

 eventuell verwendeten Petroleumlampe zum Springen. Der Schornstein 

 und das davon abgehende Seitenrohr wird daher neuerdings mit einem 

 in der Figur angedeuteten Blechmantel m umhüllt, der die Abkühlung 

 der ausserhalb des Brutofens befindlichen Rohrtheile verringern und da- 

 mit die Wassercondensation verhüten soll. 



Schliesslich besitzt der Brutofen noch eine Vorrichtung zur Ven- 

 tilation mit feuchter Luft. Zu diesem Zwecke sind die Isolirmäntel des 

 Brutofens unten und oben bei u und o ausgeschnitten. Der obere Aus- 

 schnitt ist durch zwei durchlochte Metallplatten verschlossen, die so auf- 

 einander verschiebbar sind , dass die Löcher entweder aufeinander 

 passen und die Luft hindurchtreten lassen oder nicht. Die unten ein- 

 tretende Luft passirt einen seitlich einschiebbaren Blechkasten d d, in 

 dem feuchte Leinwand l ausgespannt ist. Das zur Feuchthaltung dieser 

 Leinwand nöthige Wasser liefert ein seitlich ausserhalb des Brutofens 

 umgekehrt angebrachter ERLENMEYER'scher Kolben b, aus dem das 

 Weisser nach Bedarf in den Blechkasten nachläuft. >. 



Die beschriebene Regulirvorrichtung ist für Brutöfen und ähnliche 

 Räume zur Aufnahme von Culturen, für Paraffineinbettungen u. s. w. wohl 

 verwendbar; sie gestattet, Temperaturen von 20 bis 70" coustant zu 

 halten, nur sind zur Erzielung verschiedener Temperaturen im ganzen 6 

 verschiedene Kapseln k nöthig, von denen jede ein Intervall von 10" 

 leistet. Bezüglich des Verbrauchs an Heizmaterial sei bemerkt, dass 

 ein auf 37 " C. eingestellter Brutofen mit 25 X 25 X 25 cm grossem 

 Innenraum in 23 Stunden 858 Liter Gas brauchte. 



Die Brutofen werden in verschiedenen Ausstattungen und Grössen 

 geliefert. 



1. Einfachste Ausstattung. Aussen Holzmantel, Wassermantel aus 

 Zink oder verbleitem Stahlblech. 



2. Ganz in Metall und schwarz lackirt. Wassermantel ans Zink 

 oder verbleitem Stahlblech. 



11* 



