X, 2. Zimmermann: Dr. M. Küster's Mikroskopir-Object-Hohlkugeln. 165 



Was nun zunächst die Form der betreffenden Objecto anlangt, so 

 bemerke ich, dass dieselben Hohlkugeln aus ziemlich dünnem Glase 

 darstellen, die einen Durchmesser von ca. 15 mm und eine ca. 3 mm 

 weite annähernd kreisförmige Oeffnung besitzen. Durch die letztere 

 werden die zu beobachteten Objecte in die Hohlkugeln hineingebracht 

 und an den inneren Wänden derselben ausgebreitet. Die Hohlkugeln 

 können dann zur Beobachtung direct unter das Mikroskrop gebracht 

 werden und dienen somit gleichzeitig als Objectträger und Deck- 

 gläschen. 



Die Anwendung der Hohlkugeln ist nun zunächst natürlich auf 

 kleine in Flüssigkeiten suspendirte Objecte beschränkt, und sie werden 

 auch in der That „besonders zur Herstellung von Bacillen-Präparaten" 

 empfohlen. 



Als ein Vorzug wird ferner angeführt, dass die Reagentien, die 

 natürlich einfach in den Hohlraum hineingefüllt werden, „auf diese Weise 

 viel gleichmässiger und intensiver wirken, ohne dass wie früher ein 

 Deckgläschen vorher angehoben werden musste, wodurch Luftblasen und 

 Verschiebungen entstanden". Hierzu muss ich aber bemerken, dass man 

 die bei der Anfertigung von Bacterienpräparaten erforderlichen Manipu- 

 lationen denn doch gewöhnlich bis zum definitiven Einschluss entweder 

 nur auf dem Objectträger oder nur auf dem Deckgläschen ausführt, dass 

 dann aber der oben angeführte Nachtheil der alten Methode nicht besteht. 

 Von einer gleichmässigen Wirkung der Reagentien kann ferner doch 

 nur die Rede sein, wenn es sich um grössere Quanta sehr verdünnter 

 Lösungen oder Färbungen, die lauge Zeit dauern sollen, handelt."^ In 

 diesem Falle kann man ja aber auch durch Einstellen der Deckgläser 

 oder Objectträger in entsprechende Gefässe sehr einfach zum Ziele 

 gelangen. 



Ein Nachtheil der neuen Methode besteht nun aber entschieden 

 darin, dass bei derselben die Verschiebung des Präparats und die Be- 

 obachtung verhältnissmässig schwierig ist. Anwenden lassen sich die 

 Hohlkugeln natürlich überhaupt nur dann, wenn der Objecttisch des 

 betreffenden Mikroskops einen kreisförmigen Ausschnitt besitzt, der den 

 Hohlkugeln als Unterlage dienen kann. Dass die Oeffnung z. B. bei 

 den grossen ZEiss'schen Stativen zu diesem Zwecke zu gross ist, ist 

 natürlicher von untergeordneter Bedeutung. Uebrigens ist auch bei 

 entsprechender Grösse des Ausschnittes das Verschieben der Hohlkugel 

 ohne eine gewisse Uebung nicht so leicht als bei den gewöhnlichen 

 Objectträgern, bei denen trotzdem noch durch Construction beweglicher 

 Objecttische, die speciell von Bacteriologen vielfach verwandt werden, die 



