260 Referate und Besprechungen. X, 2. 



dem Mikroskop beobachtet wurden. Vorher wurde genau der Schmelz- 

 punkt dieser Körper noch einmal bestimmt und dann durch wiederholte 

 Beobachtungen die Differenz zwischen Wasser- und Präparattemperatur 

 festgelegt, um sie eventuell bei Temperaturablesungen abzuziehen. 



Die Linsensysteme litten selbst bei monatelangem Gebrauche nicht. 

 Der Beobachter wird auch nicht durch Wärme oder Heizgase belästigt'. 



C^aplewski {Hamburg). 



Smith, Th., u. Moore, Y. A., Zur Prüfung der Pasteuk- 



Chamberland - Filter (Centralbl, f. Bacteriol. u. Para- 



sitenk. Bd. XII, 1892, No. 18 p. 628). 

 Smith und Mooee benutzten zur Prüfung der Filterkerzen fol- 

 gende einfache Versuchsanordnung: Eine Filterkerze wird umgekehrt 

 in ein entsprechend grosses Reagenzglas, in diesem oben mit Watte- 

 pfropf abgedichtet, eingeschoben und die Vorrichtung in toto trocken 

 sterilisirt. Um die Durchlässigkeit der Kerze für Bacterien zu prüfen, 

 wird eine einige Stunden alte Bouilloncultur des zu prüfenden Ba- 

 cteriums mittels sterilisirter Pipette von oben in die Filterkerze einge- 

 füllt. Die Flüssigkeit wird dann aus der Kerze mittels eines Luft- 

 druckapparates von innen nach aussen durchgepresst, bis die Filterkerze 

 im Reagirglas von Flüssigkeit umspült wird. Jetzt kommt der Apparat 

 in den Brutschrank. Die Bouillon trübt sich dann beim Durchwachsen 

 der Bacterien (bei Hogcholerabacilleu in 10 resp. 5 Tagen). Die Um- 

 änderung der Versuchsanordnung, dass die Culturflüssigkeit aus dem 

 Reagirglas von aussen nach innen in die Filterkerze durch negativen 

 Druck angezogen wird, erscheint weniger, zweckmässig wegen schwie- 

 riger Entnahme von Versuchsproben. Cmpleivslii {Hamburg). 



Dawsoil, Ch. F., #Cine Methode, Dauerculturen von Ba- 

 cterien hermetisch zu versch Hessen (Centralbl. f. 

 Bacteriol. u. Parasitenk. Bd. XII, 1892, No. 20 p. 720). 

 Dawson verschliesst Bacterienculturen, um sie als Dauercnlturen 

 lierzurichten, wie folgt: Der Wattepfropf wird mit heisser Scheere bis 

 zum Rande des Glases kurz abgeschnitten, darauf ein sterilisirtes rundes 

 Deckglas aufgelegt und auf den Glasrand angepresst. Darüber spannt 

 er ein Blatt Gelatine, das kurze Zeit in HgClg (1:1000) gelegen, 

 stratf mittels Gummiband. Wenn dieses Gelatineblatt fast trocken 

 geworden ist, wird die überflüssige Gelatine oberhalb des Gummibandes 



') Der Apparat ist zu beziehen von G. K(je.nig, Berlin, Dorotheenstr. 29. 



