X, 3. Behrens: Neue Apparate von R. Winkel in Göttingen. 295 



oben und hinten zu beleuchten, und vielleicht wäre auch ein im Gelenk 

 beliebig verstellbarer Halter, der sich am Objectstische festklemmen 

 Hesse, von Vortheil. 



Endlich sei noch erwähnt, dass man den Apparat auch benutzen 

 kann, um Gegenstände in natürlicher Grösse zu zeichnen. Will man 

 auf diese Weise z. B. eine vorhandene Zeichnung copiren, so stellt man 

 den Apparat so, dass der Objecttisch dem Arbeiter zugewandt ist, dreht 

 dann den Arm c um 180 ", stellt ihn in I) fest und setzt den Zeichen- 

 apparat auf den Lupenträger ohne Lupeneinsatz. Die zu copirende 

 Zeichnung legt man vor den Apparat senkrecht unter das kleine 

 Zeichenprisma. Soll die Copie die genaue Grösse der Vorlage erhalten, 

 so muss man sie soweit unter dem Zeichenprisma anbringen, dass ihre 

 Entfernung von demselben gleich ist dem Reflexionswege der Licht- 

 strahlen von der Zeichenfläche bis zum kleinen Prisma. 



II. Neues Präparirmikroskop. 



Alle Präparirmikroskope leiden an dem üebelstande, dass die 

 Säule, welche den optischen Apparat trägt, dem Arbeiter zugewandt ist 

 und ihm während des Arbeiteus häufig hinderlich in den Weg tritt. Die 

 Firma R. Winkel hat daher, einer Anregung Prof. Schieffekdkcker's 

 folgend, die Säule mit dem optischen Apparate ganz vom Tische ge- 

 trennt. Durch diese sinnreiche Aeuderuug ist das in Figur 2 in y^g 

 der natürlichen Grösse abgebildete neue Präparirmikroskop entluden. 



Auf dem Hufeisenfusse erhebt sich, dem Arbeiter zugewandt, die 

 kurze Säule A, die nur den Tisch T trägt, dem in seitlicher Schienen- 

 führung als Stütze der Hände die Lederbacken FF eingeschoben werden 

 können. Der Tisch ist gross, er misst etwa 10 X 12 cm und besitzt, 

 um auch sehr grosse Objecto daraufbringen zu können, einen kreisförmi- 

 gen Ausschnitt von 6 cm Durchmesser, der jedoch durch das von 

 oben in ihn passende Diaphragma d auf 2*7 cm Durchmesser verringert 

 werden kann. Die Beleuchtung geschieht mit dem Planspiegel G) durch 

 eine vorn auf der Unterseite des Objecttisches einzuschiebende matte 

 Glasplatte wird eine gleichmässig weisse Beleuchtung des Gesichtsfeldes 

 erzeugt. 



Der Hufeisenfuss trägt am Vorderende seines linken Zinkens die 

 Säule i)', in welcher durch den Trieb B der wagerechte Arm C auf 

 und ab beweglich ist, letzterer kann durch den Trieb E nach vor- und 

 rückwärts, sowie ausserdem um seinen Befestigungspunkt in der Trieb- 



