298 Behrens: Neue Apparate von R. Winkel in Göttingen. X, 3. 



Nutbe, in die eine entsprecliende Rippe der Schiene F des Drehtisches 

 eingreift. Diese Abweichung von der früher beschriebenen Form ist in 

 Figur 3 von der Unterseite des beweglichen Tisches her abgebildet; in 

 der Figur bezeichnen die Buchstaben F, A, h, B, l', i', r' dieselben 

 Theile wie in der Figur auf p. 435 Bd. IX dieser Zeitschrift. Die 

 Schiene F, welche die oben erwähnte Rippe d d trägt, hat zu diesem 

 Zwecke die Gestalt erhalten, welche durch die Figuren 3 und 4 ver- 

 deutlicht wird. Die Befestigung am Mikroskoptisch geschieht sehr 

 einfach durch die Vorrichtung a, b, c (Figur 3). Nachdem man die 

 Rippe dd in ihre Nuthe gelegt hat, dreht man die in h laufende 

 Schraube a vor, dadurch wird eine in kurzer Schiene gleitende Metall- 

 platte c gegen die Unterseite des Mikroskoptisches gedrückt und auf 

 diese Weise die Befestigung bewirkt. Dreht man a im entgegenge- 

 setzten Sinne, so bewirkt eine Feder e e, dass die Platte c dieser Be- 

 wegung folgt. Figur 4 zeigt den Apparat von oben, dem neuen Winkel- 

 schen Stativ für mikrophotographische Zwecke angefügt. Im Gegensatze 

 zu der früher beschriebenen Form werden die beiden Bewegungen bei 

 dem abgebildeten Stücke nicht durch Schrauben, sondern durch Zahn 

 und Trieb bewerkstelligt. 



Ein Vorzug der hier beschriebenen neuen Form des beweglichen 

 Tisches vor den bislang gebräuclilichen Constructionen ist zweifellos 

 der, dass das einmal centrirte Object stets centrisch bleibt, mag man 

 den Mikroskoptisch drehen, oder mag man den beweglichen Objecttisch 

 an irgend einer anderen Stelle des ersteren befestigen. Das ist für die 

 Zwecke des Mikrophotographen zweifellos sehr vortheilhaft, denn es ist 

 selbstverständlich störend, wenn, wie be' anderen Constructionen, jede 

 nachträgliche Drehung des Mikroskoptisches eine neue Centrirung des 

 Objectes durch die beiden Bewegungen des beweglichen Tisches nöthig 

 macht. Man kann also auch diesen bewegliclien Tisch als „Finder"^ 

 benutzen; dabei ist es gleichgültig, an welcher Stelle des Mikroskop- 

 tisches man ihn befestigt, man hat nur Sorge zu tragen, die beiden 

 auf dem Objecte früher notirten Scalenstellungen wiederherzustellen.^ 



Der Apparat wird, wie erwähnt, besonders in Verbindung mit dem 

 mikrophotographischen Stativ zur Verwendung gelangen, welches in 

 Figur 4 dargestellt ist. Beiläufig mag hier über dieses bemerkt werden, 

 dass es sich in seinen Tubustheilen ganz dem entsprechenden Instrument 

 von C. Zeiss anschliesst. Wie jenes hat es einen sehr weiten und 

 kurzen Tubus; der mit Millimetertheilung versehene Tubusauszug ist 



1) Cfr. diese Zeitschr. Bd. IX, 1892, p. 437. 



