X, 3. Pal: Neues grosses Mikrotom von C. Reichert in Wien. 301 



zielen und die Schnitte dann unter Heranziehung meist bekannter tech- 

 nischer Kunstgriffe zu färben und so das ganze Verfahren zu verein- 

 fachen und zu erleichtern. 



Das Mikrotom functiouirt bereits seit einigen Monateu im Institute 

 für allgemeine und experimentelle Pathologie der Wiener Universität 

 (Prof Stkicker) und hat sich vorzüglich bewährt. Dasselbe (Figur 1) 

 ist im wesentlichen nach demselben Princip construirt wie das in dieser 

 Zeitschrift Bd. I, p. 241 im Jahre 1884 von Moeller beschriebene. 

 Es unterscheidet sich von diesem, abgesehen davon, dass es unseren 

 Zwecken entsprechend doppelt so gross und stärker gebaut ist, überdies 

 speciell durch eine Reihe von Einrichtungen, welche es gestatten, 

 Durchschnitte durch ein ganzes Gehirn unter Wasser auszuführen. 



1. 



Das Mikrotom hat eine Bahnläuge von 50 cm, und können daher 

 Messer mit einer Schneidelänge von 36 bis 38 cm vollständig ausgenützt 

 werden. Objecto von einem Durchmesser von 12 bis 13 cm (bei einer 

 Höhe von 10 cm) wurden bereits geschnitten. 



Die Gehirnstücke habe ich, wie noch später angegeben werden soll, 

 auf Metallplatteu aufgeklebt und in entsprechend grossen Klammern 

 (Figur 1, Kl) fixirt. 



Um nun unter Wasser schneiden zu können, ist die Wanne W an- 

 gebracht worden, deren vertieftes Mittelstück durch einen aus einem 

 Stück gearbeiteten starken Ledersack V gebildet wird. In dem tiefsten 

 Punkt dieses letzteren ist eine Stopfbüchse angebracht, durch die der 

 genau angepasste Stift der Klammer gesteckt wird. Auf diese Weise 

 ist die Wanne, welche an beiden Enden je einen Abflusshahn v v' hat, 

 nach unten wasserdicht geschlossen. 



